88 Rudolf Metznee: 



dem Vorgange von Heidenhain und Fick mit Muskelfleisch oder feuch- 

 tem Fliesspapier überzogen. 



Die Säule war mit ihrem Gypskörper in der feuchten Kammer auf 

 einem Träger unverrückl3ar befestigt; letzterer vermochte an einem hori- 

 zontalen Arme hin und her zu gleiten, während dieser Arm selbst um 

 einen senkrechten Messingstab in horizontaler Richtung gelreht werden 

 konnte. Dieser Stab sass in einer Hülse und konnte in ihr von aussen her, 

 ohne die feuchte Kammer öffnen zu müssen, auf und ab bewegt werden. Die 

 Thermosäule vermochte man also, auch ohne den Versuch unterbrechen zu 

 müssen, in wechselnde Höhciagen zwischen die Muskeln zu bringen. 



Die zur ßebobachtung der Thermoströme benutzte Bussole war ein 

 astatisches Spiegelgalvanometer von Elliot Bros, in London, von 2-17Br. 

 Assoc. Ohms Widerstand. 



Die Einrichtung dieser Galvanometer ist bekanntlich die, dass ein aus 

 mehreren sehr kleinen Magneten bestehendes astatisches System benutzt 

 wird, so zwar, dass die in der einen Richtung liegenden, am Spiegel selbst 

 befestigten Magnete in einer, die entgegengesetzt liegenden in einer anderen 

 Drahtrolle sich eingeschlossen finden. Die Richtung der Drahtwindungen 

 ist der Richtung der Magnete in ihrer Ruhestellung parallel. Die Empfind- 

 lichkeit kann dann ausserdem noch durch die wechselnde Entfernung eines 

 von oben her zu nähernden Astasirungsmagnetes geändert werden. Die 

 Vorzüge dieser Instrumente bestehen, wie wohl gleichfalls hinlänglich be- 

 kannt, in einer hohen Empfindlichkeit neben einer, der grossen Leichtig- 

 keit des ganzen astatischen Systems zu verdankenden ausserordentlichen 

 Beweglichkeit. Die Dämpfung ist dabei eine ziemlich bedeutende, wenn 

 auch nicht zur vollen Aperiodisirung ausreichende. 



Abgesehen von der sogleich etwas genauer zu besprechenden Gradu- 

 irung wäre über die Benutzung des Instruments Folgendes zu bemerken. 

 Der ihm beigegebene Magnet ist von Haus aus bestimmt, eine noch höhere 

 Astasie, also noch grössere Empfindlichkeit zu erzielen, als das astatische 

 Magnotsystera für sich unter dem Einfluss des Erdmagnetismus giebt. ^Yir 

 fanden indessen nicht vortheilhaft, zu so hohen Empfindlichkeiten zu geheji, 

 sondern zogen vor, uns mit etwa der gleichen Empfindlichkeit zu begnügen, 

 die auch von Fick und seinen Schülern meist benutzt wurde, und zwar 

 zum Theil wegen der Vermiinderung der Beweglichkeit (Zunahme der 

 Schwingungsdauer), welche mit der Steigerung der Empfindlichkeit natur- 

 gemäss verknüpft ist, zum Theil auch noch aus anderen, weiter unten zu 

 erwähnenden Gründen. Diese geringeren Empfindlichkeiten erreicht man 

 leicht, wenn man den Magnet so anbringt, dass er nicht als Astasirungs-, 

 sondern als Stasirungsmagnet wirkt, d. h. so, dass er die Wirkung des 

 Erdmagnetismus nicht vermindert, sondern verstärkt. Im Uebrigen gilt 



