Aebeitsleistüng und Wärmebildüng im Muskel. 89 



für den Stasirungsmagnet, wie wir ihn demgemäss nennen wollen, das- 

 selbe wie für den Hany' sehen Stab; er hat dem Magnet des astatischen 

 Systems, auf dessen oberen Theil er überwiegend einwirkt, parallel zu 

 stehen und es muss bei seiner Annäherung und Entfernung die Nulllage 

 (wenigstens annähernd) unverändert bleiben. Da es erwünscht war, zwischen 

 verschiedenen Empfindlichkeiten des Apparates wechseln zu können, so ver- 

 sahen wir den den Magnet tragenden Stab mit einer Millimetertheilung 

 und konnten so Graduirungen für mehrere verschiedene Stellungen des 

 Magnetes zum Voraus ausführen, wobei dann, dem Gesagten zu Folge, die 

 kleinste Empfindlichkeit bei dem geringsten Abstände (tiefster Stellung) 

 des Stasirungsmagnetes stattfand. 



Eine sehr lästige Störung sind bei den Beobachtungen über Muskel- 

 erwärmung bekanntlich die constanten Temperaturdifferenzen zwischen den 

 im Muskel steckenden und den freien Löthstellen der Thermosäule. Da 

 der Muskel sich stets über einer Oeffnung der feuchten Kammer befinden 

 muss, durch welche seine Contractionen auf die Schreibapparate sich über- 

 tragen, so sind diese Temperaturdififerenzen in vielen Fällen nicht fort- 

 zubringen. An sich geringfügig, vielleicht nur wenige Hundertel Grad 

 betragend, werfen sie doch die Scala aus dem Gesichtsfeld und müssen 

 also nothwendig in ihrer Einwirkung auf die Ruhestellung der Bussole 

 compensirt werden. Es liegt sehr nahe (und wir sind ganz zu Anfang auch 

 einigemale so verfahren), dies dadurch zu erreichen, dass man den Sta- 

 sirungsmagnet ein wenig dreht. Allein dies Verfahren ist insofern ein 

 fehlerhaftes, als man dabei stets die Empfindlichkeit des Apparats ver- 

 ändert. Um dies zu übersehen, denkt man sich am besten das von dem 

 Stasirungsmagnet erzeugte magnetische Feld in zwei Componenten zer- 

 legt, von welchen die eine der Nullstellung der Bussolmagnete parallel, die 

 andere darauf senkrecht ist. Die erstere ist es, die für die Stasirung in 

 Betracht kommt, die letztere dagegen compensirt die Einwirkung der ab- 

 lenkenden Ströme. Bei der Drehung des Stasirungsmagnetes ändert sich 

 nun zugleich mit der letzteren stets auch die erstere, die stasirende Com- 

 ponente und zwar so, dass sie stets vermindert wird. Werden erhebliche 

 Drehungen erforderlich, so kann dies recht beträchtlich werden, die Gra- 

 duirung des Apparates wäre also für so angestellte Beobachtungen unzu- 

 treffend. Wir haben aus diesem Grunde von einer Drehung des Stasirungs- 

 magnetes alsbald durchaus Abstand genommen. In einer ähnlich bequemen 

 und einwandfreien Weise erreichten wir die Beseitigung der constanten Ah- 

 lenkungen durch Benutzung eines zweiten schwachen und gegen die Bussol- 

 magnetes senkrecht gestellten Magnetstabes, dessen (immer ziemlich grosser) 

 Abstand von denselben mittelst eines Schnurlaufs von dem Sitz am Beobach- 

 tungsfernrohr aus verändert werden konnte; er befand sich unter der Bussole 



