Akbeitsleistüng und Wärmebildung im Muskel. 93 



Da die A^ermeiclnng der anter 1 und 2 genau nten Störungen ver- 

 schiedene und nicht leicht zusammen erfüllbare Bedingungen stellt, sobald 

 die Bussole in naher Benachbarung der Reizungsvorrichtungeu steht, so 

 entschlossen wir uns bald zu einer weiteren räumlichen Trennung, so dass 

 die Bussole im Nebenzimmer placirt wurde. Natürlich muss man Sorge 

 tragen, die alsdann ziemlich langen Leitungen des Thermokreises stark zu 

 machen, um nicht durch ihren Widerstand zu viel an Empfindlichkeit ein- 

 zubüssen. Da unter diesen Umständen auch die beiden zur Bussole führen- 

 den Drähte fast in ihrer ganzen Länge dicht neben einander herliefen, so 

 waren auch die Bedingungen für die Inducirung elektromotorischer Kräfte 

 im Thermokreise thunlichst beseitigt und in der That von solchen Er- 

 scheinungen nichts mehr zu spüren. 



Eine genaue Graduirung des ganzen temperaturmessenden Apparates 

 stösst hauptsächlich deswegen auf Schwierigkeiten, weil bei der erforderten 

 hohen Empfindlichkeit der ganze Umfang der Scala nur so kleinen Tem- 

 peraturdifferenzen entspricht, dass die Controhrung derselben selbst mit 

 sehr guten Thermometern kaum hinlänglich genau gemacht werden kann. 

 Da es uns wünschenswerth schien, die Graduirung an der Thermosäule 

 selbst, nicht an einem einzelnen Probeelement auszuführen, so schlugen wir 

 den Weg ein, dass wir die beiden Enden der Thermosäule auf ungleiche 

 Temperaturen brachten; es wurde aber ermöglicht, diese Temperatur- 

 difierenzen auf 0-5'' und noch etwas höher zu steigern, indem dabei die 

 Empfindlichkeit der Bussole in einem bestimmten A-'erhältniss herabgesetzt 

 war;^ dieses Verhältniss der Empfindlichkeitsverminderung musste natürlich 

 selbständig und mit grosser Genauigkeit bestimmt werden. 



Was den ersten Theil der Versuchseinrichtung angeht, so war diese 

 dem von Heidenhain und Starke^ benutzten Verfahren ganz ähnlich. 



Die beiden Enden der Thermosäule wurden in je ein grosses Glas- 

 gefäss, in dessen Wand ein für die betreffende Löthstellenschneide passen- 

 der Spalt eingefraisst worden war, mit Paraffin eingekittet und gedichtet; 

 die Quecksilbergefässe je eines feinen Thermometers — in Fünfzigstel Centi- 

 grade getheilt — dicht neben das bezügliche Säulenende gebracht. Die 

 Glasgefässe wurden mit Wasser von verschiedenen Temperaturen gefüllt 

 und durch beständiges Umrühren in Bewegung erhalten. Die ganze Ein- 

 richtung war in den Thermokreis eingefügt, dazu war noch ein Strom - 



1 Man hat hieibei zugleich auch den grossen Vortheil, dass die bei hoher Empfind- 

 lichkeit sehr merklich in Betracht kommenden, durcli Temperaturdifferenzen an Unter- 

 brechern oder Strumwendern bedingten Ströme ausser Betracht bleiben können. 



'''Starke, Paul, Arbeitsleistung und Wärmeentwickelung bei der verzögerten 

 Muskelzuckung. Ähhandlungen der h. sächs. Oesellschaft der Wissenschaften. Math.- 

 phys. Klasse. Bd. XVI. 1. S. 19. 



