94 Rudolf Metzner: 



Wender eingeschaltet. Während nun ein Beobachter die Ablenkung des 

 Galvanometers beobachtete, zeichnete der andere die Temperaturdifferenzen 

 auf. Zugleich richtete er dabei, auf Commando, die Ausschläge einmal 

 nach der einen, dann nach der anderen Seite der Scala, und las dazwischen 

 wieder die Temperaturen ab. Auf diese Weise gewann man auf beiden 

 Beobachtungsstellen correspondirende Notirungen. 



Die Herabsetzung der Empfindlichkeit gedachten wir Anfangs durch 

 Einschaltung von Widerständen in den Thermokreis zu bewirken. Als wir 

 aber daran gingen, zu diesem Zwecke den Widerstand des ganzen Thermo- 

 kreises zu bestimmen, stiessen wir auf eine überraschende Schwierigkeit, 

 welche uns von dieser Methode abzugehen zwang. Wir wollten nämlich 

 den Widerstand des gesammten Kreises in bekannter Weise dadurch be- 

 stimmen, dass wir den Enden der Thermosäule irgend eine passende 

 Temperaturdifferenz ertheilten und die Grösse der Bussol ausschlage bei Ein- 

 fügung verschiedener Zusatzwiderstände in den Kreis maassen. Bezeichnet 

 i die Stromintensität, e die elektromotorische Kraft der Thermosäule, /rden 

 Widerstand des ganzen Kreises, 7ü^ w^. . . die Zusatzwiderstände, und i^ i^ . . . 

 die bei diesen verschiedenen Zusatzwiderständen erhaltenen Stromintensitäten, 



so ist ia i, = -^ — u. s. w. und es ist aus ie zwei solcher Beobachtungen 



JF leicht zu berechnen. Wir erhielten nun hierbei Werthe, die sehr mangel- 

 haft unter einander übereinstimmten. Der Grund dafür mag wohl darin 

 gelegen haben, dass in dem aus Neusilberdrähten bestehenden Stöpsel- 

 rheostaten kleine Temperaturdifferenzen und somit thermoelektrische Kräfte 

 sich nicht vermeiden Hessen. Vielleicht auch könnte einer mangelhaften 

 Isolation in der Thermosäule Schuld zu geben sein, die, wie nähere Ueber- 

 legung zeigt, in solcher Weise wirksam werden könnte. In einer ebenso 

 einfachen als befriedigenden Weise gelang uns schliesslich die Herabsetzung 

 der Empfindlichkeit, indem wir die obere und die untere Rolle der Bussole 

 verkehrt hinter einander schalteten, d. h. so, dass der die eine und der 

 die andere durchlaufende Strom im entgegengesetzten Sinne ablenkend auf 

 das Magnetsystem wirken. In welchem Grade durch diese Gegenschaltung 

 die Empfindlichkeit des Instruments vermindert wird, hängt natürlich vor- 

 zugsweise von der Beschaffenheit der oberen und der unteren Magnete 

 ab. In unserem Apparat erhielten wir bei Verkehrtschaltung etwa Y30 ^^^ 

 Ausschlages, der bei gewöhnlicher Schaltung herauskam, was für die Gra- 

 duirung der Einrichtung ein sehr passendes Verhältniss war. Es zeigte 

 sich überdies an wiederholten Versuchen, dass dieses Verhältniss im Laufe 

 längerer Zeit keine merkliche Veränderung erlitt. 



Nachdem dieser Werth als Mittelzahl einer grösseren Reihe von Be- 

 stimmungen ermittelt war, konnte die eigentliche Graduirung der Thermo- 



