Tempeeatükvertheilung im Fieber. 219 



weun alle Versuchsbedingungen, z. B. Temperatur des Zimmers, Intcusität 

 des Erdmagnetismus u. s. w., sich inzwischen nicht geändert haben, so 

 eliminirt er dabei die aus diesen Ursachen entspringenden Fehler und kann 

 daher eine grosse Genauigkeit erreichen. Aber jedenfalls ist dieses Ver- 

 fahren recht umständlich, wenigstens wenn man die Fehler, die gerade bei 

 der Aichung aus der Trägheit der zum Vergleich benützten Quecksilber- 

 thermometer entspringen, berücksichtigt. 



Bedingungen, welchen die Methode entsprechen soll. Mein 

 Bestreben war, die Methode so auszubilden, dass sie möglichst folgenden 

 Anforderungen entsprechen sollte: 



1. sollen die Temperaturen verschiedener Körperstellen schnell hinter- 

 einander und in beliebiger Reihenfolge wiederholt gemessen werden können ; 



2. darf das Gebiet der messbaren Temperaturen nicht zu klein; 



3. soll die Empfindlichkeit auch für kleine Temperaturschwankungen 

 möglichst gross sein, und 



4. sollen Fehler in der Beobachtung wie in der Berechnung möglichst 

 vermieden und wenigstens sehr klein gemacht werden. 



Die 2. und 3, Bedingung widersprechen sich bis zu einem gewissen 

 Grade: denn je empfindlicher ein Galvanometer ist, desto weniger ist es 

 zur Messung starker Ströme zu brauchen. Das Gebiet der messbaren 

 Temperaturen musste zwischen 21^ und 43'^ C. liegen: denn solche Tempe- 

 raturen kommen im Säugethierkörper und an seiner Oberfläche vor; höhere 

 und niedere nur in höchst seltenen Fällen. Damit die zu messenden 

 Temperaturdififerenzen möglichst klein seien, wählte ich als Vergleich die 

 mittlere Temperatur 32 o. 



Methode der Messung. Als Maass war von den früheren Autoren 

 immer die Ablenkung der Magnetnadel durch den elektrischen Strom 

 benutzt worden. Entweder hatten sie einen Multiplicator mit geringem 

 innerem Widerstand, einen sogenannten Thermomultiplicator, ganz empirisch 

 für verschiedene Temperaturdifferenzen graduirt oder sie hatten eine Wiede- 

 mann' sehe Tangentenbussole benützt, bei welcher Proportionalität zwischen 

 Ablenkung und elektromotorischer Kraft vorausgesetzt werden konnte. Die 

 erstere Methode ist ungenau; bei der zweiten sehr empfindlichen und an 

 sich vortrefflichen stört in hohem Maasse die Schwierigkeit, grosse Empfind- 

 lichkeit für kleine Temperaturdifferenzen mit der Ausdehnung der Messung 

 auf grosse Differenzen zu verbinden. Ausserdem ist die Empfindlichkeit 

 der Wiedemann'schen Spiegelbussole nicht immer die gleiche, sondern 

 von den Aenderungen in der Intensität des Erdmagnetismus abhängig,^ so 



^ I. Rosenthal, Sitzungsbericht der physik.-med. Societät zu Erlangen. 1876. 

 6. Juni. — Wiedemann's Ännalen 2. 480. 1877. 



