220 Webner Rosenthal: 



dass die Ablenkungen für die gleiche Stromstärke zu verschiedenen Tages- 

 zeiten und an verschiedenen Tagen sich nicht so gleich bleiben, wie es zur 

 genauen Messung der Thermoströme nothwendig ist. 



Es wurde deshalb vorgezogen, die elektromotorische Kraft direct zu 

 messen nach dem Compensationsverfahren von du Bois-ßeymond.^ Bei 

 diesem Verfahren, für dessen nähere Beschreibung und Begründung ich auf 

 die Aufsätze des Autors verweise, wird die zu messende elektromotorische 

 Kraft mit dem Galvanometer in den Nebenschluss des Messkreises, welcher 

 eine constante elektromotorische Kraft enthält, gebracht. Die Stromrichtung 

 in dem Messkreis wird durch einen Gyrotropen immer der zu messenden 

 elektromotorischen Kraft entgegengesetzt und dann durch Veränderung der 

 den beiden Kreisen gemeinsamen Leitungsstrecke die in der Neben schhessung 

 kreisende Stromschleife des Messstromes gerade so gross gemacht, dass dort 

 jeder Strom verschwindet, also der abgeleitete Theil des Messstromes die 

 zu messende elektromotorische Kraft compensirt. Die Grösse des abgeleiteten 

 Stromes ist aber, wie du Bois-Reymond gezeigt hat, dem Widerstand 

 der gemeinsamen Leitungsstrecke, und wenn als solche ein gleichmässiger 

 Draht gewählt wird, der Länge des eingeschalteten Drahtabschnittes pro- 

 portional. Diese Methode hat neben der Einfachheit, mit der man die 

 elektromotorische Kraft an der Länge des Drahtes „wie das Zeug an der Elle" 

 messen kann, noch den grossen Vortheil, dass Widerstandsänderungen in 

 dem Kreis der zu messenden elektromotorischen Kraft, hier also im Thermo- 

 kreis, und Aenderungen in der Empfindhchkeit des Galvanometers nur 

 insoweit auf die Messung von Einfluss sind, als dadurch die Empfindlich- 

 keit derselben, nicht aber der Werth des Resultates verändert wird; es 

 können also an den Verbindungen der Thermoelemente und am Galvano- 

 meter auch Aenderungen vorgenommen werden, ohne dass die einmal 

 gemachte Aichung ungiltig wird. 



Die so gemessenen elektromotorischen Kräfte sind nun aber nicht den 

 TemperaturdifiFerenzen der Löthstellen proportional, am wenigsten bei der 

 Combination Kupfer-Eisen. Diese empfiehlt sich aber, weil bei ihr das Ent- 

 stehen einer zweiten Metallcombination an den Kupferdrahtrollen des Gal- 

 vanometers vermieden wird und Eisen einerseits eine grosse thermoelektrische 

 Spannung gegen Kupfer, andererseits keinen zu grossen Leitungswiderstand 

 besitzt. Auf letzteren kommt es aber wegen der relativ grossen Länge und 

 geringen Dicke der Drähte an. 



Die elektromotorische Kraft als Eunction der Temperatur- 

 differenzen. Nehmen wir an, dass die eine Löthstelle über die Um- 



^ Gesammelte Abhandlungen zur allgemeinen Muskel- und Nervenphysiologie. 

 Bd. I. 1875. S. 176 ff. und S. 257 ff. 



