222 Wernee Rosenthal: 



Für Eisen-Kupfer fand er so für seine Anordnung: 



-^ = 0.9653 

 c = 0-00175 



Fehlerquellen. Es war meine erste Aufgabe, die genaue Geltung 

 der Avenarius'schen Formel für das gewählte Messungsgebiet zu prüfen 

 und die Werthe von h und c in Millimetern des Rheochorddrahtes zu be- 

 stimmen. Ehe ich aber zu brauchbaren Messungen für diesen Zweck ge- 

 langte, musste die Versuchsanordnung erst von einer Anzahl Fehlem be- 

 freit werden. Die hauptsächlichste Fehlerquelle liegt in dem Vorhandensein 

 noch anderer Berührungsstellen zweier Metalle im Thermokreis, ausser den 

 zwei Löthstellen Eisen-Kupfer. Denn überall, wo in den Kupferdraht irgend 

 ein anderes Metall, wie Messing oder Quecksilber eingeschaltet ist, entstehen 

 zwei neue Thermoelemente. Man könnte nun annehmen, dass, wenn es 

 sich nur um die Klemmen des Galvanometers, um Schlüssel und Wippen 

 handelt, diese Metalltheile immer an so nah benachbarten Stellen ganz die 

 gleiche Temperatur haben müssten und deshalb die elektromotorischen 

 Kräfte Kupfer-Messing und Messing-Kupfer einander gleich und entgegen- 

 gesetzt, die Summe =0 sein müsste. Doch ist dies nicht in dem ge- 

 nügenden Maasse der Fall, da Luftströmungen und strahlende Wärme ihren 

 Einfluss ausüben. Dies liess sich dadurch leicht beweisen, dass Ströme im 

 Galvanometer auch vorhanden waren, wenn beide Löthstellen zusammen- 

 gebunden in Wasser getaucht wurden, oder wenn die Löthstellen ganz aus- 

 geschaltet waren. Unter solchen Bedingungen liess sich auch nachweisen, 

 dass die von der Hand ausgehende strahlende Wärme oder der Einfluss 

 von nebengestellten Bechergläsern mit heissem Wasser oder Eis auf einzelne 

 der mehrfach vorhandenen Kupf^-Messingcontacte die Grösse des Ausschlages 

 merkhch änderte und demselben zuweilen entgegengesetzten Sinn gab. 



Elimination accessorischer Thermoströme. Diesen Fehler mög- 

 lichst zu verringern, sollten alle Schlüssel, Stromwender, Klemmen aus 

 Kupfer hergestellt werden; aber damit konnte er nicht vollständig entfernt 

 werden, denn auch Kupfer verschiedener Härte verhält sich thermoelektrisch 

 diflferent. Und zweitens konnte der zur Messung dienende Platindraht des 

 ßheochords nicht durch einen Kupferdraht ersetzt werden, weil der Leitungs- 

 widerstand des Kupfers zu klein ist und deshalb ein viel zu langer Kupfer- 

 draht nothwendig gewesen wäre. Es wurde daher zur Ausschaltung dieser 

 elektromotorischen Kräfte folgende Anordnung benutzt. 



Zwischen die beiden Löthstellen und die messenden Apparate wird ein 

 Stromwender eiogefügt und die elektromotorische Kraft bei beiden Lagen 

 dieses Stromwenders gemessen: ist die in den Löthstellen entstehende 

 elektromotorische Kraft = e, die Summe der in den messenden Apparaten 



