Temperatuevertheilung im Fieber. 223 



entstehenden elektromotorischen Kräfte = /, so werden wir bei den beiden 

 Lagen des Stromwenders 



+ « ±/= «1 und 



— e + f= — «2 

 ablesen und daraus 



a, + «0 



berechnen. Indem diese Anordnung angenommen wurde, musste gleich- 

 wohl gesucht werden, /"möglichst klein zu machen, denn je kleiner f ist, 

 desto rascher lässt sich bei der Compensationsmethode die doppelte Ablesung 

 machen, und die Schnelligkeit der Messung ist für die Brauchbarkeit des 

 Apparates sehr wichtig. 



Es ist ausserdem nothwendig, den Stromwender selber möglichst fehler- 

 frei zu construiren, da sich durch die Stromwendung nur die jenseits des- 

 selben liegenden Fehler eliminiren lassen. Da es aber für meine Unter- 

 suchungen nöthig war, die Temperaturen verschiedener Körperregionen mit 

 einander zu vergleichen, also rasch nach einander ablesen zu können, so 

 verband ich den Stromwender mit einer Vorrichtung, welche ich als „Um- 

 schalter^' oder „Stromwähler" bezeichnen will. Mittelst desselben konnten 

 mit dem G-alvanometer vier verschiedene einander gleiche Thermokreise 

 nach einander verbunden werden. Diese Kreise brauchen nicht ganz von 

 einander getrennt zu sein, wenn immer nur der eine geschlossen sein kann, 

 da die blind endenden Drähte und Löthstellen nach den Gesetzen der 

 Stromvertheilung keinen Einfluss auf die geschlossene Kette ausüben. 



Es sind deshalb Stromwender und Stromwähler in einen kleinen Apparat 

 vereinigt, der später beschrieben werden soll: von diesem Apparat geht ein 

 weicher Kupferdraht von • 9 ™™ Durchmesser und 3 ™ Länge aus, an dessen 

 Ende vier weiche Eisendrähte von gleichem Durchmesser und nicht ganz 

 3^2 ""Länge gelöthet sind; damit ist die eine Löthstelle /^ gebildet, welche 

 auf constanter Temperatur gehalten wird. Jeder dieser vier Eisendrähte 

 ist an seinem anderen Ende wieder mit einem Kupferdraht von 0-9'^'"^^ 

 Durchmesser und 2^2 ™ Länge verlöthet, und dadurch sind die vier als 

 Thermometer dienenden Löthstellen Ia, h, h und Id gebildet. Diese vier 

 Kupferdrähte laufen zu dem Stromwähler zurück, wo immer nur eine Kette 

 geschlossen werden kann. 



Strom Wähler. Da der Thermokreis möglichst einfach gebildet sein 

 sollte , so wurde der Stromwähler zugleich auch als Schlüssel gestaltet und 

 dieser kleine Apparat, um jedes fremde Metall zu vermeiden, folgender- 

 maassen coustruirt. 



An einer vertical stehenden kreisförmigen Holzscheibe H (siehe Fig. 1) 

 sind zwei Kupferblechstreifen s^ und s^ von einander isolirt so eingekittet. 



