Temperatueveetheilung im Fiebee. 225 



dass ihre Enden um 180'' von einander entfernt, etwas federnd über den 

 Scheibenrand vorstehen. Die Holzscheibe ist um ihre Achse um 180*^ 

 drehbar; an die Kupferbleche sind Kupferdrähte angelöthet, die zum Gal- 

 vanometer und zum Schieber S des Platinrheochords führen. Gegen das 

 Ende des einen Kupferstreifens federt ein gleicher vertical stehender an, 

 an welchen der von der Löthstelle Z^ kommende Kupferdraht angelöthet ist. 

 Dem anderen Kupferstreifen steht ein Kreissector K gegenüber, gebildet aus 

 zwei Hartgummischeiben, zwischen welche vier Kupferstreifen geklemmt sind. 

 Jeder dieser Kupferstreifen ist mit einem der von den Löthstellen Ia — /j» 

 kommenden Drähte verlöthet. Dieser Kreissector ist so drehbar, dass man 

 jedes dieser vier Kupferbleche dem an der Holzscheibe befestigten gegen- 

 über stellen kann : aber dann berühren sich diese Streifen noch nicht, son- 

 dern erst, wenn der Hartgummisector in der Richtung seiner Achse ver- 

 schoben und gegen die Holzscheibe gedrückt wird, von der er gewöhnlich 

 durch die Kraft einer Spiralfeder ferngehalten wird: man kann also mit 

 dieser Vorrichtung 1. indem man dem Kreissector eine von vier 

 Stellungen giebt, je eine der vier verschiedenen Löthstellen 

 einschalten; 2. indem man die Holzscheibe um 180° dreht, die 

 Stromrichtung in den messenden Apparaten umkehren; 3. indem 

 man auf die Achse des Sectors drückt, den Strom schliessen, 

 während er beim Loslasse.n von selber geöffnet wird. 



An der Rückseite der Holzscheibe sind zwei Kupferblechstreifen s^ 

 und s^ in ganz gleicher Weise wie die erstbeschriebenen befestigt. Ihnen 

 entsprechen zwei verticale Kupferblechstreifen, von denen einer den ihm 

 gleichseitigen Streifen der Scheibe federnd berührt, der andere von dem 

 betreffenden Streifen der Scheibe etwas entfernt bleibt, aber durch einen 

 Bolzen £ von hartem Holz gegen ihn angepresst werden kann. Der so 

 gebildete Stromwender ist in den Kreis der compensirenden Kette ein- 

 geschaltet. Durch diese Vereinigung zweier getrennter Stromwender wird 

 bewirkt, dass der zu messende Thermostrom und der Compensationsstrom 

 stets gleichzeitig gewendet werden. Ist daher (was durch einen besonderen 

 in den Kreis des compensirenden Stromes eingeschalteten Stromwender 

 geschieht), der Compensationsstrom dem Thermostrom entgegengesetzt ge- 

 richtet worden, so bleibt dies Verhältniss bei der Umkehr der Ströme behufs 

 Elimination der Fehler erhalten. 



Dieser ganze Apparat befindet sich innerhalb eines Holzkästchens, 

 welches den doppelten Zweck erfüllt, den Radachsen als Lager zu dienen 

 und strahlende Wärme abzuhalten. An der Aussenseite dieses Kästchens 

 sind zwei Kurbeln angebracht, mit welchen die Holzscheibe und der Kreis- 

 sector gedreht werden können, und eine Hebelvorrichtung mittelst der man 



Arohiv f. A. u. Ph. 1893. Physiol. Abthlg. Suppl. 15 



