226 Weener Rosenthal: 



aus der Entfernung die beiden Kreise schliessen kann, welche durch Feder- 

 kraft wieder geöffnet werden, sobald man den Hebel loslässt. Diese Kurbeln, 

 Hebel und Federn sind in dem Äufriss des Apparates in Fig. 1 als neben- 

 sächlich nicht angegeben. 



Durch diesen Apparat werden zwar die am Rheochord und Galvano- 

 meter entstehenden Fehler eliminirt. Dieselben sollen aber aus angeführtem 

 Grunde gleichwohl noch möglichst klein gemacht werden. Deshalb wurden 

 die Kupferdrähte sowohl am Schieber wie an dem einen Drahtende E-^ des 

 Rheochords angelöthet. So entstehen an diesem nur zwei Platinkupfer- 

 contacte, die einzeln nur geringe, und da sie gegeneinander wirken, zu- 

 sammen nur sehr geringe Wirkung ausüben. 



Einfluss von Messingtheilen am Galvanometer. Als Galvano- 

 meter wurde zuerst eine Wiedemann'sche Bussole mit Messingklemmen 

 benützt, welche zum Schutz gegen strahlende Wärme mit einem staniol- 

 beklebten Pappkasten überdeckt war. Später wurde sie durch ein Rosen- 

 thal'sches Mikrogalvanometer ersetzt, an welchem für diesen Zweck alle 

 leitenden Theile aus Kupfer gearbeitet waren. Vor dieser Aenderung hatte 

 die Differenz zwischen den Ablesungen bei verschiedener Lage des Strom- 

 wenders bis zu 40 ""^ betragen, der Werth von / war also zuweilen gleich 

 20 """' entsprechend einer Temperaturdifferenz von etwa • 3 '^ C., da einige 

 70 ™™ in meiner Anordnung einen Grad bedeuten. Seitdem aber diese 

 letzten Messingtheile entfernt sind, erreicht die durchschnittliche Differenz 

 beider Ablesungen kaum mehr 15™"^; /"ist also höchstens gleich 7™™, 

 entsprechend • 1 "^ C. Die Ursache dieser kleinen elektromotorischen Kräfte 

 ist in der Einschaltung des Flatindrahtes und verschiedener unvermeidlicher 

 Theile von härterem Kupfer als die weichen Kupferdrähte sind, zu suchen. 



Fehlerquellen im Messkreis. Constanz des Vergleichs- 

 elementes und der Widerstände im Messkreis. Ausser durch das 

 Auftreten unbeabsichtigter Ströme im Thermokreis kann die Messung der 

 elektromotorischen Kräfte gestört werden durch Veränderungen in der Stärke 

 des Messstromes. Als constantes Element wurde ein Trockenelement Thor III 

 der Firma Abier, Haas und Angerstein, Berlin, benützt. Dasselbe 

 bewährte sich sehr gut, zumal es nur in sehr geringem Maasse in Anspruch 

 genommen wurde. Da die zu messenden elektromotorischen Kräfte sehr 

 klein sind, so wurde in seinen Kreis ein Widerstand von 30000 ß ein- 

 geschaltet. Diesem grossen Widerstand gegenüber können kleine elektro- 

 motorische Kräfte, wie sie etwa in Contacten zweier Metalle dieses Kreises 

 durch ungleiche Erwärmung entstehen, vernachlässigt werden. Um jede 

 Polarisation des Elementes zu vermeiden, wird sein Kreis während der Ver- 

 suche immer möglichst kurz, höchstens einige Secuuden geschlossen. Da 



