Tempeeatueveetheilung im Fiebee. 227 



dies Element, nach der Untersuchung von KrehbieP bei einem Schluss 

 mit 50 ß Widerstand, nach 2 Minuten noch 98 Procent seiner anfäng- 

 lichen elektromotorischen Kraft besitzt, so ist der Einfluss der Polarisation 

 bei so kurz dauerndem Schluss mit 600 fach grösserem Widerstand zu ver- 

 nachlässigen. 



Ebenso wie die elektromotorische Kraft können auch die Widerstände 

 im Messkreis als constant angesehen werden. An den Verbindungen wurde 

 seit der Aichung nichts geändert. Der Widerstand des Thorelements ist 

 nach der Untersuchung von Krehbiel auch bei Temperaturschwankungen 

 von 0° auf 30° so gut wie constant. Die 30000 ß Widerstände, welche 

 einem Widerstandskasten nach Kohlrausch der Firma Hartmann und 

 Braun, Frankfurt a. M., entnommen sind, sind auf 18*^0. geaicht. Die 

 Leitungsfähigkeit des Neusilbers ändert sich für 6 ° Temperaturdifferenz um 

 ^3 Procent. Es können daraus, wenn bei Zimmertemperaturen von 24 "^ C. 

 oder von 12 ''C. Versuche gemacht werden, im ungünstigsten Falle Fehler 

 von weniger als Vso"^- entstehen, die zu vernachlässigen sind. Dieser 

 Fall tritt nur ein, w^enn Temperaturdifferenzen von 12*^ zu messen sind 

 und ausserdem waren 12*^ und 24° auch die äussersten Grenzen der Zim- 

 mertemperatur während der Versuche. Gewöhnlich und besonders auch 

 während der Aichung bewegte sich diese nahe um 18 °C. 



Empfindlichkeit der Messung, a) Rheochord. Die Empfind- 

 lichkeit der Messung ist abhängig einerseits von der Länge des Compen- 

 sationsdrahttheiles, welcher einer bestimmten elektromotorischen Kraft ent- 

 spricht und andererseits von der Empfindlichkeit des Galvanometers. Je 

 kleiner die Potentialdifferenz zwischen den beiden Enden des Compensations- 

 drahtes ist, eine desto längere Strecke desselben entspricht einer bestimmten 

 elektromotorischen Kraft. Diese Potentialdifferenz wird aber kleiner, je 

 grösser der Widerstand und je kleiner die elektromotorische Kraft im Mess- 

 kreise ist. Wie schon erwähnt, zwingt die Rücksicht auf die Bequemlich- 

 keit dazu, keinen allzulangen Draht zur Compensation zu benützen; es 

 wurde daher ein Platinrheochord von 1 ^ Länge gewählt. Der Platindraht 

 von • 3 ""™ Durchmesser ist frei über einer Holzbahn gespannt. Auf ihm 

 ist ein schwerer Holzklotz verschiebbar, an welchem eine Kupferplatte mit 

 Platinschneide den Contact giebt, deren Rand zugleich auf einer Milfimeter- 

 scala als Index dient. 



Die Vorversuche zeigten, dass sich mit diesem Rheochord elektro- 

 motorische Kräfte, die einer Temperaturdifferenz von 12 ° entsprachen, noch 



1 Vergleichende Untersuchung von Trockenelementen. Elehtrotechnisclie Zeit- 

 schrift. 1890. Bd. XI. S. 422. 



15* 



