228 Werner Rosenthal: 



compensiren Hessen, wenn 30000 Q Widerstand im Messkreis eingeschaltet 

 waren. Es wurde deshalb dieser Widerstand für alle Versuche gewählt. 

 Bei ihm entsprachen etwa 70 ""^ einer Temperaturdifferenz von 1 " C. Da 

 jede Messung aus zwei Ablesungen besteht, aus denen das Mittel genommen 

 wird und sich die Stellung des Schiebers auf halbe Millimeter ablesen lässt, 

 so war dieser Theil der Anordnung empfindlich genug, um noch 0-01 °C. 

 zu messen. 



b) Empfindlichkeit des Galvanometers. Bei der Mehrzahl der 

 Versuche wurde als Galvanometer ein Rosenthal'sches Mikrogalvanometer 

 benützt, welches sich von dem beschriebenen ^ dadurch unterscheidet, dass, 

 wie am Schlüsse des betreffenden Aufsatzes schon angedeutet ist, der huf- 

 eisenförmige Magnet und die zwei Röllchen durch ein astatisches Nadelpaar 

 und vier Röllchen ersetzt sind. Das fast vollkommen astatische Nadelpaar 

 ist an einem breiten Glimmerblatt befestigt, welches zwischen den Rollen- 

 trägern in einem abgeschlossenen Luftraum spielt und so durch Luftdämpfung 

 eine fast vollständige Aperiodicität bewirkt. Seine Empfindlichkeit ist, da 

 der Erdmagnetismus keinen Einfluss auszuüben vermag, vollkommen constant. 

 Jedes der vier Röllchen hat 0-05 ß Widerstand; da der Widerstand des 

 Thermokreises ohne das Galvanometer zwischen 0-5 und 3-5 ß gefunden 

 wurde, je nachdem nichts von dem Platindraht oder der ganze eingeschaltet 

 war, so wurden die vier Röllchen hintereinander geschaltet, so dass der 

 Widerstand des Galvanometers • 2 ß beträgt. Der Widerstand des ganzen 

 Thermokreises beträgt daher zwischen 0-7 und 3'7 Q. Die Empfindlich- 

 keit des Galvanometers muss sich mit diesen Widerstandsschwankungen 

 ändern. Während das Mikrogalvanometer bei kleinem Widerstand, wenn 

 also die Temperaturen beider Löthstellen nahe bei einander liegen, bei Ver- 

 längerung oder Verkürzung des Platindrahtes um 1 ""^ einen deutlichen 

 Ausschlag zeigt, zeigt es einen solchen, wenn der grösste Theil des Drahtes 

 eingeschaltet ist, erst bei Veränderungen um fast 5 ™'". Der Apparat zeigt 

 also für Temperaturen von etwa 32 '^ schon Schwankungen um 0-01° bis 

 • 02 '^ deutlich an, für Temperaturen um 40 *^ oder 20 ^ aber erst Schwan- 

 kungen um wenigstens O-Oö*^. 



Die im Vorstehenden einzeln beschriebenen Theile sind in folgender 

 Weise miteinander verbunden (siehe Fig. l): der Thermokreis besteht aus 

 den zwei Löthstellen, dem Strom Wähler, dem Galvanometer und dem veränder- 

 lichen Stück Platindraht; durch den Stromwähler können die vier einzelnen 

 Löthstellen mit einander ausgetauscht und der Strom gewendet werden. Der 

 Messkreis besteht aus dem Thorelement, dem Widerstandskasten, einem 

 Pohl'schen Gjrotropen, dem oben beschriebenen, mit dem Stromwender 



» Ännalen der Physik und Chemie. 1884. N. F. Bd. XXIII. 



