TeMPEKATUEVERTHEILUNG im FlEBEE. 229 



des Thermokreises verbimdeneu Stromwender und dem Platinrheochord. 

 Zwei Stromwender sind in diesen Kreis eingefügt, um Irrthümern über den 

 Sinn der elektromotorischen Kräfte vorzubeugen. Während durch den einen 

 der Messstrom immer gleichzeitig mit den Thermoströmen gewendet wird, 

 muss die Lage des Pohl'schen Grj^rotropen behufs Compensation, je nach- 

 dem die zu messende Temperatur über oder unter der Vergieichstemperatur 

 liegt, passend gewählt werden und bleibt während jeder Messung unver- 

 ändert. Das Verhalten der Galvanometernadel wird mittelst einer 3 «^ 

 entfernten Scala und eines Fernrohres beobachtet. 



Verfahren bei der Messung. Die Messung eines Thermostromes 

 mit dieser Anordnung geschieht in folgender Weise. Zuerst wird der 

 Thennokreis einen Augenblick allein geschlossen und das Vorhandensein 

 eines Stromes und der Sinn desselben aus dem Ausschlag bestimmt. Darauf 

 wird dem Compensationsstrom mittelst des Gjrotropen die entgegengesetzte 

 Richtung ertheilt; sodann werden beide Kreise auf kurze Zeit geschlossen 

 und zwar so, dass der Thermokreis einen Augenblick später geschlossen 

 und früher geöffnet wird als der Compensationskreis. Der Ausschlag des 

 Galvanometers zeigt daher die Differenz beider Ströme an. Diese Differenz 

 wird durch Verschieben des Eheochordschiebers möglichst verkleinert. Durch 

 wiederholtes kurzes Schliessen wird so mit möglichster Schonung des Maass- 

 elementes die Stellung des Eheochordschiebers gefunden, bei der die beiden 

 Ströme sich compensiren. Nach Wendung des Stromwählers wird die Be- 

 stimmung wiederholt und so der Fehler f eliminirt. Eine jede solche 

 Temperaturbestimmung erfordert etwa die Zeit einer Minute. Wenn man 

 die gesuchte Temperatur von einer früheren Messung her vermuthen kann, 

 so braucht man etwas weniger Zeit, dagegen ist sie eine längere, wenn die 

 Temperatur, wie es bei physiologischen Versuchen häufig der Fall ist, 

 raschen Schwankungen unterworfen ist. Es kann auch der Fall eintreten, 

 dass sich der gesuchte Werth während der Messung ändert, dann muss 

 man sich begnügen, ihn für einen bestimmten Zeitpunkt in Grenzwerthe 

 einzuschliessen. 



Constante Temperatur der Vergleichslöthstelle. Wenn man 

 mit dem beschriebenen Verfahren die einer Temperaturdiflferenz ent- 

 sprechende elektromotorische Kraft gemessen hat, so muss man, um die 

 wahre Temperatur der einen Löthstelle zu berechnen, die Temperatur der 

 anderen, der Vergleichslöthstelle mit entsprechender Genauigkeit kenneu. 

 Ich las dieselbe von einem Thermometer ab, welches mit der Vergleichs- 

 löthstelle in dieselbe Flüssigkeit getaucht wurde. Mit einer so einfachen 

 Vorrichtung kann man aber die Temperatur der Löthstelle nie genau genug 

 ablesen: denn die Thermometer sind so träge, dass bei jeder Temperatur- 

 schwankung sich eine Differenz zwischen ihrer Angabe und der wirklichen 



