230 Weenee Rosenthal: 



Temperatur der Flüssigkeit und der Löthstelle ergiebt. Die Messung muss 

 deshalb bei einer möglichst constanten Temperatur geschehen; diese Hesse 

 sich am vollkommensten durch schmelzendes Eis herstellen. Aber die Ver- 

 gleichstemperatur sollte der Empfindlichkeit des Apparates wegen bei etwa 

 32 ^ liegen. Eine Substanz, die bei 32 ° einen deutlich definirten Schmelz- 

 punkt hat, stand mir nicht zur Verfügung. Und die Verwendung einer 

 verdampfenden Substanz, etwa Aether, konnte, da der Siedepunkt von dem 

 Barometerdruck abhängig ist, auch nur zu unvollkommenem Erfolge führen ^ 

 Ich beschränkte mich deshalb auf die Benützung eines Thermostaten mit 

 Heizregulator. Derselbe besteht aus einem Doppelgefäss von Blech, dessen 

 äusserer Raum den inneren unten und seitwärts umschliesst; beide sind 

 mit ausgekochtem Wasser gefüllt, und dieses mit einer Oelschicht bedeckt. 

 Das Ganze ist noch seitwärts mit einem Blechschirm, oben mit Filzplatten 

 abgeschlossen. In dem inneren Gefäss schwebt ein Kolben, der mit einer 

 Substanz gefüllt ist, welche bei der gewünschten Temperatur langsam ihren 

 Aggregatzustand ändert und deshalb bei Wärmezufuhr oder Abfuhr nur 

 sehr geringe Temperaturschwankungen erfährt. Als solche Stoffe wurden 

 eine Mischung von Phenol und Wasser, später auch Schweineschmalz ver- 

 wendet; beide Substanzen haben keinen festen Erstarrungspunkt, sondern 

 befinden sich zwischen 31° und 35 ** in einem Uebergangszustand zwischen 

 fest und flüssig. In diesen Kolben taucht ein Reagenzglas, in dessen unterem 

 Theile Thermometer und Löthstelle sich in Oel befinden, während der obere 

 Theil durch abwechselnde Schichten von Watte und Paraffin verschlossen 

 ist. Der ganze Apparat besteht also aus vier einander umfassenden Gefässen. 

 Auf das äusserste wirkt die Heizflamme und in ihm befindet sich der 

 Regulator. Wenn also auch in diesem fortwährend kleine Temperatur- 

 schwankungen auftreten, so können sie sich nur sehr langsam in dem 

 innersten bemerklich machen. Und wenn der Heizregulator die Temperatur 

 des äussersten Gefässes immer in engen Grenzen um denselben Werth 

 schwanken lässt, dann darf man fast vollständige Constanz im innersten 

 Gefäss erwarten. Als genügend empfindlich und unverändert auf dieselbe 

 Temperatur eingestellt bewährte sich am besten folgender Regulator: an ein 

 Rohr von 10 ""^ Länge und 1 <=•" Durchmesser, mit einem Aether- Alkohol- 

 gemisch gefüllt, ist ein Urohr angeschmolzen in welchem der Aether bei 

 Erwärmung eine Quecksilbersäule hebt und dadurch den Hauptgasstiom 

 unterbricht. Mit solchem Regulator liess sich die Temperatur im innersten 

 Thermostatengefäss wochenlang zwischen 31 -8° und 32-3° halten, obgleich 

 die Zimmertemperatur, es war im strengen Winter, um mindestens 20° 

 schwankte. In mehreren Stunden änderte sich die Temperatur nur um 

 • 1 °. Bei so langsamen Schwankungen ist die Trägheit des Thermometers 

 unschädlich. 



