6 Paul Schultz: 



Bei dem isometrischen Verfahren benutzte ich nach Blix' neuerlichem 

 Vorschlage die Torsionselasticität. Zwischen die um 4<=™ entfernten Enden 

 eines soliden Messingbügels {h, 1) ist ein Stück besten englischen ührfeder- 

 stahls (2) von 0-0 ^""^ Höhe und 0-1"™ Dicke ausgespannt. Ein Hart- 

 gummiklötzchen (3), welches ein Messiugstückcheu mit einem genau auf 

 die Stahllamelle passenden Schlitz trägt, ist in der Mitte der Feder völlig 

 unbeweghch mit ihr verbunden. Dieses Klötzchen trägt oben S^/g ™" von 

 der Axe entfernt einen Haken (4) für den Platindraht der unteren Muskel- 

 klemme. Seitlich ist aus dünnem Schilf ein Schreibhebel angebracht, welcher 

 mit einer Schreibspitze von ganz gleicher Beschaffenheit, wie beim isoto- 

 nischen Hebel, endigt. Die Entfernung von der Stahlfederaxe bis zu dieser 

 Spitze ist genau dieselbe, wie vom Angriffspunkt des isotonischen Hebels 

 bis zur Spitze 9 '^™. Bei der empirischen Graduirung der Spannungswerthe 

 ergiebt sich nun, dass bei dieser Einrichtung zunächst eine völlige Constanz 

 erreicht wird, das heisst, demselben Gewicht entspricht stets dieselbe 

 Ordinate. Sodann findet innerhalb der hier in Betracht kommenden Grenzen 

 in ausreichendem Maasse eine Proportionalität zwischen Spannungswerth 

 und Ordinatenhöhe statt. Diese empirische Graduirung wurde so ausgeführt, 

 dass die ganze Vorrichtung umgedreht und an den Haken direct die Ge- 

 wichte gebracht wurden. Auf diese Weise sind die Curven in Fig. 18 

 Taf. n gewonnen. Hierbei muss daran erinnert werden, dass die auf 

 der Schreibfläche verzeichneten Ordinaten Kreissegmenten entsprechen; da- 

 durch* kommt es, dass bei grösseren Excursionen des Hebels in Folge höherer 

 Belastung (15^™) ein scheinbares Missverhältniss zwischen Ordinatenhöhe 

 und wirklichem Spannungswerth eintritt. 



Die Temperatureinwirkungen fanden in der Weise statt, dass das 

 Muskelstück in einer feuchten Kammer aufgehängt, und diese Kammer 

 selbst, dadurch mittelbar die in ihr enthaltene Luft, abgekühlt und erwärmt 

 wurde. Hier war ich in der glücklichen Lage, auf der speciell physiologischen 

 Abtheilung unseres Institutes fertige Apparate vorzufinden, welche vordem 

 für ähnliche Untersuchungen hergestellt waren. Die Kammer für die Er- 

 wärmung {l) bestand aus den durch ein Gelenk verbundenen Hälften eines 

 doppelwandigen Hohlcylinders aus Blech. Jede Hälfte trug oben und unten 

 ein eingelöthetes Rohr (1); die beiden Kohre unten wurden zu einem Ab- 

 flussrohr (2) vereinigt. Die beiden Rohre oben ebenfalls zu einem gemein- 

 samen Stück (3) verbunden, um dann wieder durch ein T-förmiges Rohr 

 in zwei Arme getheilt zu werden, von welchen der eine zu dem Behälter 

 mit kaltem, der andere zu dem mit warmen Wasser führte. In dem Ver- 

 bindungsstück (3) zwischen den beiden T-Rohren mischte sich das aus den 

 beiden Behältern zuströmende Wasser, und jede Cylinderhälfte erhielt so 

 gleiche Temperatur. In diese Kapsel passt genau hinein ein Messing- 



