Calorimetrische Untersuchungen. 



Von 

 I. Rosenthal. 



Siebenter Artikel. 

 Nochmalige Prüfung und Modiflcation des Luftcalorimeters. 



1. Bedingungen der zu erreichenden Genauigkeit. 



In dem Bestreben, die verschiedenen Modificationen, welche sich mit 

 dem Luftcalorimeter durchführen lassen, alle auf ihre Brauchbarkeit zu 

 prüfen, habe ich noch einige Aenderungen an demselben vorgenommen. 

 Ich will diese zunächst kurz beschreiben, um hieran die Discussion der 

 mit ihnen verbundenen Vortheile zu knüpfen und abermals zu unter- 

 suchen, welchen Grad von Genauigkeit der Messung von Wärmeproductionen 

 sie gewähren. 



In den früheren Artikeln 4 bis 6 ^ bin ich zu dem Ergebniss gelangt, 

 dass es möglich sei, den Betrag einer möglidlst gleichmässig vor sich 

 gehenden Wärmeproduction ungefähr bis auf 1 Procent ihres Werthes zu 

 bestimmen, wenn alle Bedingungen günstig sind. Aber die Beherrschung 

 dieser Bedingungen war schwierig und durchaus nicht sicher herzustellen, 

 so dass viele Versuche weit unter jener Genauigkeitsgrenze blieben. 



Besonders störend zeigte sich der Umstand, dass die Temperatur des 

 eigentlichen Calorimeters sich nur langsam ändert (was ich als „Trägheit" 

 desselben bezeichnet habe), während die äussere Umgebungstemperatur 

 schnelleren Schwankungen ausgesetzt ist. Da aber in die Messung die je- 

 weilige Temperaturdiflferenz zwischen Calorimeter und Umgebung als Haupt- 

 factor eingeht, so kommen dadurch Fehler in die Berechnung, welche um 

 so grösser werden, je grösser die Schwankungen der Aussentemperatur sind 

 und je träger das Calorimeter selbst ist. 



1 Dies Archiv. 1894. S. 223—282. 



