172 I. Rüsenthal: 



In dem zuerst von mir beschriebeneu Apparat,^ habe ich, um diese 

 Fehler zu verkleinern, den Apparat doppelt ausgeführt und die Druck- 

 differenz zwischen beiden Apparaten (welche der Temperaturdifferenz pro- 

 portional ist), durch ein zwischen beiden eingeschaltetes Differentialmanometer 

 gemessen. Die Apparate standen ausserdem in einem Räume, dessen Tempe- 

 ratur nur geringen und langsamen Schwankungen ausgesetzt war. Nennen 

 wir die beiden Apparate I und II, so ist, wenn II genau den Aenderungen 

 der Zimmertemperatur folgt, die Differenz zwischen I und II stets gleich der 

 Temperaturdiffereuz zwischen I und der umgebenden Zimmerluft, von welcher 

 Differenz die Wärmeemission von I abhängt. Aber da auch der Apparat II 

 träge ist, so konnte vorübergehend seine Temperatur mehr oder weniger von 

 der des Zimmers abweichen und die gemessene Temperaturdifferenz Ti — Tn 

 war dann nicht gleich der gesuchten Differenz zwischen Ti und der Um- 

 gebungstemperatur. 



Ich habe deshalb in dem zweiten von mir beschriebenen Apparat- an 

 die Stelle von II ein System von Röhren gesetzt, welches das (nun allein 

 vorhandene) Calorimeter I allseitig möglichst symmetrisch umgiebt und das 

 wegen seiner grossen Oberfläche schneller den Aenderungen der Zimmer- 

 temperatur zu folgen vermag. 



Hierbei macht sich aber wiederum die Trägheit des Calorimeters geltend. 

 Denn wenn die Temperatur des Zimmers und also auch des Röhrensystems 

 sich ändert, so passt sich ihr die Temperatur des Calorimeters nur langsam 

 an. Man erhält daher, wie ich schon früher angab,^ bei sinkender Zimmer- 

 temperatur zu hohe, bei steigender Zimmertemperatur zu niedere Werthe. 



ICs wird deshalb immer nothwendig sein, die Schwankungen der 

 Umgebungstemperatur in möglichst engen Grenzen zu halten, entweder indem 

 man (wie ich es versuchte^ die Temperatur des Zimmers durch passende 

 Heizung regulirt oder indem man das Calorimeter mitsammt dem dasselbe 

 umgebenden Röhrensystem in Wasser versenkt, dessen Temperatur constant 

 erhalten wird. 



2. Mittel zur Ausfüfirung der Bedingungen. 



Der ursprüngUche, dem Luftcalorimeter zu Grunde liegende Gedanke 

 von Scharling, Vogel, Hirn u. A. war bekanntlich der, das Thier, dessen 

 Wärmeproduction gemessen werden sollte, in einen allseitig geschlossenen 

 Raum zu bringen und die Temperaturdifferenz zwischen diesem Raum und 

 der Umgebung zu messen. Die Schwierigkeit aber, die mittlere Temperatur 



1 Dies Archiv. 1889. S. Iff. 



2 Ebenda. 1894. S. 236 if. 

 8 Ebenda. 1894. S. 239. 



