Calorimetrische Untersuchungen. 173 



eines solchen Raumes wirklich genau zu bestimmen, hat alle neueren Ex- 

 perimentatoren auf diesem Gebiet veranlasst, die Temperaturmessung nicht 

 im Innern des Thierraumes vorzunehmen, sondern durch Zufügung eines 

 zweiten Metallcylinders einen dem Thierraum umhüllenden Luftmantel her- 

 zustellen und diesen zur Temperaturmessung zu benutzen. Man kann sich 

 jedoch mit Vortheil wieder dem ursprünglichen Gedanken annähern, indem 

 man, unter Fortlassung des zweiten Metallcylinders, in dem das Thier auf- 

 nehmenden Luftraum ein ähnliches Röhrensystem anbringt, wie ich es zur 

 Messung der Umgebungstemperatur benutzt habe. Wenn man dies Röhreu- 

 system symmetrisch an dem Umfange des Calorimeterraumes vertheilt, so 

 dass es die mittlere Temperatur des Raumes anzeigt, so erhält man eine 

 Anordnung, welche sich den theoretischen Voraussetzungen Scharling's 

 und Hirn 's fast vollkommen anschliesst. 



Der abgeänderte Apparat, den ich auf Grund dieser Erwägungen construirt 

 habe, besteht daher aus einem Kupfer cylind er mit elliptischem Querschnitt, 

 in welchen das Thier gebracht wird. In diesen wird der im fünften 

 Artikel^ erwähnte Einsatz (Taf. \,i,k,l,m) eingeschoben. Um die conaxiale 

 Lage des Einsatzes zu sichern, sind vier hölzerne Führungsleisten angebracht. 

 Zwischen dem Einsatz und der Kupferwand des Cylinders liegen sechs 

 symmetrisch vertheilte Messingröhren, welche vorn und hinten durch ring- 

 förmige Röhren unter einander zusammenhängen, mithin einen gemein- 

 samen Luftraum einschliessen. Um die Verbindung dieses inneren sowie 

 des äusseren Röhrensystems mit den beiden Schenkeln des ausserhalb des 

 Calorimeters befindlichen Dififerentialmanometers herzustellen, sind je eine 

 Röhre der beiden Systeme nach hinten verlängert. Diese Verlängerungen 

 gehen frei durch zwei an passenden Stellen angebrachte, mit den Wandungen 

 verlöthete Rohrstutzen hindurch und werden gegen die inneren Mündungen 

 derselben durch aussen angebrachte Schrauben angepresst. Man kann daher 

 die beiden Röhrensysteme nach Zusammenstellung des übrigen Apparates 

 von vorn her in das Calorimeter einschieben, worauf dasselbe vorn durch 

 aufgeschraubte Ringplatten verschlossen wird. Diese Einrichtung gewährt 

 den Vortheil, dass man jedes Röhrensystem ausserhalb des Apparates einzeln 

 auf seine Dichthaltung unter Druck prüfen, auch bei etwaigem Schadhaft- 

 werden entfernen und repariren kann. 



Die beiden Röhrensysteme bilden zusammen mit dem Manometer ein 

 Differentialthermometer, welches unmittelbar die Temperaturdifferenzen 

 zwischen dem Calorimeterraum und der Umgebung zu messen gestattet. 



Die für die normale Athmung des Thieres nothweudige Ventilation 

 erfolgt, wie dies schon im fünften Artikel beschrieben wurde, der Art, dass 



1 Dies Archiv. 1894. S. 226. 



