174 I. Rosenthal: 



die frische Luft von hinten in den Thierraum eintritt, denselben nach vorn 

 durchstreicht, am vorderen Rande des Einsatzes umbiegt, zwischen ihm 

 und der Calorimeterwand nach hinten streicht und dort den Apparat ver- 

 lässt. Auf diesem Wege umspült sie das innere Röhrensystem und trägt 

 so mit dazu bei, auf diesen die der Wärmeproduction entsprechende Tempe- 

 ratur des Raumes schnell zu übertragen, was ausserdem durch die verhält- 

 nissmässig grosse Oberfläche der Röhren sehr begünstigt wird. Da ferner 

 cyhndrische Messingröhren von kleinem Durchmesser selbst bei geringer 

 Wandstärke (die von mir benutzten Röhren haben 10 '"™ lichte Weite und 

 0-5 ™™ Wandstärke) sehr starr sind und selbst bei ziemlich hohen Drucken 

 nicht merklich nachgeben, so ist die Temperaturmessuug durch Druck- 

 zunahme mit ihnen sicherer, als dies bei dem früher benutzten ringförmigen 

 Luftraum der Fall war. 



Der Apparat besteht also jetzt aus einem die Wärmequelle ein- 

 schliessenden Kupfercylinder, einem innerhalb desselben, nahe der Wandung 

 befindlichen, und einem äusseren, symmetrisch um den Cylinder vertheilten 

 Röhrensystem. Wollte man nun diesen ganzen Apparat in Wasser ver- 

 senken, um das äussere Röhrensystem auf constanter Temperatur zu er- 

 halten, so entspräche er nicht mehr den Bedingungen, die der Theorie 

 desselben zu Grunde hegen. Diese setzt voraus, dass der das Thier um- 

 schhessende Raum Wärme nur durch Strahlung verliert, und zwar ent- 

 sprechend dem Newton'schen Strahlungsgesetz. Im vorliegenden Falle 

 aber würde der Thierraum mit Wasser in Berührung kommen und würde 

 an dieses Wärme durch Leitung abgeben; es wäre nicht mehr möglich zu 

 berechnen, wie sich der Wärmeverlust gestaltet. Es ist deshalb, um die 

 Voraussetzungen der Theorie aufrecht zu erhalten, nothwendig, das äussere 

 Röhrensystem noch mit einem zweiten Mantel zu umgeben und erst diesen 

 von Wasser umspülen zu lassen. 



3. Wärmeabgabe an die Umgebung. 



In Fig. 1 habe ich das Calorimeter in seiner neuen Form im Quer- 

 schnitt schematisch dargestellt. T ist der innere Raum, in welchem sich 

 die Wärmequelle (das Thier) befinden soll; derselbe ist von einem Kupfer- 

 cylinder begrenzt und durch den dünnwandigen Einsatz e in den eigent- 

 lichen Thierraum und den äusseren, schmaleren Ringraum getheilt, in 

 welchem das innere Röhrensystem (r») liegt. Die Ventilationsluft tritt von 

 hinten in den Thierraum ein, durchstreicht denselben in der Richtung nach 

 vorn, biegt am vorderen Rande des Einsatzes um und wird hinten wieder 

 abgesogen. Zur schnelleren Abgabe der Wärme an den umgebenden Luft- 

 raum dienen Rippen, welche dem Kupfercylinder augelöthet sind ; der Raum 

 W enthält Wasser. Vi sind die Röhren, w^elche zur Messung der Tempe- 



