Calorimetrische Untersuchungen. 



177 



4. NothweD.digkeit der Kühlung des Aussenraumes. 



Wir müssen deshalb die Wärmeregulirung so einrichten, dass der Raum 

 Ä nahezu constante Temperatur behält. Dazu ist es nothwendig, dass A 

 nicht bloss erwärmt, sondern auch abgekühlt werden kann; letzteres muss 

 eintreten, wenn von T her mehr Wärme zugeführt wird, als A in der 

 gleichen Zeit an das Wasser verliert. Also darf das den Raum Ä um- 

 spülende Wasser selbst keine constante Temperatur haben, sondern muss 

 nach Bedarf wärmer oder kälter werden; doch muss dafür gesorgt sein, 

 dass diese Kühlung wie die Erwärmung möghchst schnell wieder aufgehoben 



Fig. 3. 



werden, sobald sie die gewünschte Wirkung ausgeübt haben. Der Zweck 

 wurde erreicht durch Benutzung eines Regulators, der bei steigender Tempe- 

 ratur in A die das Wasser erwärmenden Flammen auslöschte und gleich- 

 zeitig kaltes Wasser zuführte.^ 



^ um Missdeutungen vorzubeugen, bemerke ich ausdrücklich, dass ich diese und 

 alle anderen Anordnungen, welche ich benutzt habe, nicht als neue Erfindungen an- 

 sehe, und denen, welche Aehnliches oder Gleiches vor mir oder unabhängig von mir 

 benutzt haben, nichts von ihren Verdiensten rauben will. Die meisten dieser Methoden 

 sind ja Gemeingut aller Experimentatoren, lassen sich kaum mit Sicherheit auf einen 



Archiv f. A. u. Ph. 1897. Physiol. Abthlg. 12 



