178 I. Kosenthal: 



Aus einem hochstehenden grossen Gefässe, welches immer gefüllt er- 

 halten wird, kann dem Calorimeter kaltes Wasser zugeführt werden. Das 

 von diesem Gefäss ausgehende Zuleitungsrohr theilt sich in zwei Arme. 

 Der eine wird in der Regel verschlossen gehalten; von ihm wird später 

 die Rede sein. Der andere theilt sich abermals und tritt von unten her 

 an zwei Stellen mit dem Wasserraum in Verbindung. Auf diesem Wege 

 strömt dauernd Wasser zu; der Ueberschuss läuft oben durch passende 

 Röhren ab. 



Das in dieser Weise in fortwährender langsamer Strömung erhaltene 

 Wasser wird durch einen Gasbrenner auf eine passende Temperatur ge- 

 bracht. Das hierzu erforderliche Gas gelangt von dem Hahn der Gas- 

 leitung zum Rohr r und durch das Rohr r' zum Brenner. Die Kapsel K, 

 durch welche das Gas hindurchgeht, ist oben mit einer Kautschukplatte 

 verschlossen, in deren Mitte ein Messingplättchen aufgekittet ist. Wird 

 dieses nach abwärts gedrückt, so wird das Rohr r verschlossen, der Gas- 

 strom wird unterbrochen, die Flammen erlöschen. Hört der Druck auf, so 

 stellt sich der Gasstrom wieder her, die Elammen werden durch eine kleine 

 Zündflamme wieder entzündet. 



In den Luftraum Ä ist eine Art von grossem Thermometergefäss 

 (Fig. 3 Ä) versenkt. Dasselbe ist mit Aethyläther, das mit ihm zusammen- 

 hängende, zu einem Doppelhaken gebogene Glasrohr bis zum Punkte g 

 mit Quecksilber gefüllt. Bei I) ist dieses Glasrohr durchschnitten und seine 

 Enden in ein kurzes Stück Eisenrohr eingekittet. Von diesem geht ein 

 Draht zu den Windungen eines Elektromagneten, deren anderes Ende mit 

 dem einen Pol einer Kette verbunden ist. Vom anderen Pol dieser Kette 

 geht ein Draht uach JD' zu einem starren Draht, der durch eine Schraube 

 mehr oder weniger tief in das Glasrohr eingesenkt werden kann. 



Steigt die Temperatur in Ä bis zu einer gewissen Höhe, so kommt 

 das Quecksilber in g in Berührung mit dem Draht; der Strom wird ge- 

 schlossen und der Anker E angezogen. Dadurch wird der Gasstrom ab- 

 gesperrt, die Flammen erlöschen und das Wasser wird abgekühlt, bis durch 



bestimmten Autor zurückführen. Kleine Modificationen, die der einzelne Experimentator 

 anbringt, sind von geringer Bedeutung. Alles was ich beanspruche ist, dass ich die 

 verschiedensten Methoden durchgeprüft habe, um theoretisch und experimeutal-kritisch 

 festzustellen, was die Wärmemessung mit dem Luftcalorimeter zu leisten im Stande, 

 ist, welchen Grad von Zuverlässigkeit sie zu erreichen gestattet und welche die 

 günstigsten Bedingungen sind, die einen möglichst hohen Grad der Genauigkeit gewähr- 

 leisten. Von einem Messinstrument muss man vor Allem seine Fehlergrenzen kennen 

 und die Umstände, welche auf diese Einfluss haben. Aus diesen Gründen wird es sich 

 auch, wie ich glaube, rechtfertigen, dass ich bei diesem methodologischen Theil meiner 

 Untersuchungen so lange verweile. 



