Calorimeteische Untersuchungen. 179 



die Volumsabnahme in Ä der Strom wieder unterbrochen und dadurch der 

 Gasstrom wieder freigegeben ist. 



Die so herzustellende Temperaturregulirung wirkt nur unvolliiommen 

 aus folgendem Grunde. Wenn die Temperatur in A über die gewünschte 

 Temperatur steigt, so hört zwar die Erwärmung des Wassers auf; es dauert 

 aber ziemlich lange, bis durch das zugeführte kalte Wasser eine solche Ab- 

 kühlung von Ä hergestellt ist, dass der Strom bei g wieder unterbrochen 

 wird. Inzwischen ist die Temperatur des Wassers fortwährend mehr und mehr 

 gefallen; während nun die Flammen schon wieder brennen, sinkt die Tempe- 

 ratur in Ä noch weiter und steigt dann erst wieder. Mit einem Worte, 

 Ä hinkt immer mit Verzögerung hinter den Temperaturbewegungen des 

 Wassers nach und die Schwankungen sind viel zu gross. 



Um diesen Fehler zu beseitigen, ist in dem Stromkreis ausser bei g 

 noch eine zweite Unterbrechungsstelle angebracht, welche durch einen zweiten 

 Regulator bethätigt wird. Dieser liegt aber nicht im Luftraum Ä, sondern 

 im Wasser. Das Spiel der Regulatoren gestaltet sich dann, wenn beide 

 richtig eingestellt sind, so: Steigt die Temperatur in Ä, so wird der Strom 

 geschlossen, die Flammen erlöschen; das Wasser kann aber nicht zu kalt 

 werden; denn wenn die Temperatur desselben um ein geringes gefallen ist, 

 wird der Strom an der zweiten ünterbrechungsstelle geöffnet. Jetzt fällt 

 zwar die Temperatur noch ein wenig; aber ehe dies zu weit fortschreiten kann, 

 wird es durch die inzwischen wieder beginnende Erwärmung des Wassers 

 aufgehalten. 



Diese Regulirung genügt, so lange keine Wärmequelle im Calorimeter 

 vorhanden ist. Wird aber dem Räume Ä auch von innen her Wärme zu- 

 geführt, so bedarf es einer stärkeren Kühlung. Dazu dient der oben er- 

 wähnte, in der Regel verschlossen gehaltene Zweig des Kühlwasser zu- 

 leitenden Rohres. Der Verschluss dieses Rohres erfolgt auf dieselbe Art 

 wie bei dem Gasstrom in der Kapsel K, nur ist die für das Wasser be- 

 stimmte Kapsel viel grösser. Durch ein Gewicht wird die Kapsel ver- 

 schlossen erhalten; ein Elektromagnet, welcher das Gewicht hebt, giebt den 

 Zufluss frei. In den Stromkreis, welcher diesen Elektromagneten erregt, 

 sind die Drähte d und d\ welche man in Fig. 3 rechts sieht, eingeschaltet. 

 Wie man in der Figur sieht, ist dieser Stromkreis bei Ruhelage des Hebels 

 HH' an der Stelle c unterbrochen, der Schluss wird aber hergestellt, wenn 

 H durch seinen Elektromagneten angezogen wird. Man hat es also jeder 

 Zeit in der Hand, auch diese stärkere Kühlung in Wirksamkeit treten zu 

 lassen. 



Selbstverständlich kann eine derartige Regulirung durch strömendes 

 Wasser nicht so prompt und genau wirken, wie es Thermoregulatoren guter 



12* 



