180 I. Rosenthal: 



Construction sonst im Stande sind.^ Das ist aber auch nicht nöthig; es genügt, 

 wenn die Temperaturschwankungen im Räume Ä innerhalb eines oder 

 einiger weniger Zehntel eines Grades gehalten werden, besonders wenn sie 

 langsam erfolgen, was bei den grossen Massen in unserem Apparat der Fall 

 ist. Denn dann kann die Temperaturdifierenz Ti — Ta, auf welche es allein 

 ankommt, sich immer den langsam wechselnden Zuständen anpassen. 



Durch passende Wahl der Strömungsgeschwindigkeit, der Zahl und 

 Grösse der Gasflammen und durch passende Einstellung der Wärmeregu- 

 latoren gelingt es, die Temperatur des Calorimeters so zu reguliren, dass 

 sie ein wenig unter der Zimmertemperatur steht, wenn keine Wärme- 

 quelle in ihm vorhanden ist. Unter dem Einfluss der Wärmequelle steigt 

 die Temperatur des inneren Raumes einige Grade über die Tempe- 

 ratur des Zimmers. Das gewährt den Vortheil, dass die Ventilationsiuft, 

 welche mit Zimmertemperatur in das Calorimeter eintritt, mit nur wenig 

 erhöhter Temperatur wieder austritt, so dass die Correcturen wegen Venti- 

 lation und Fortführung von Wasserdampf gering sind und kleine Fehler 

 in der Berechnung derselben auf das Gesammtresultat wenig Einfluss haben.^ 

 Um die Temperaturen der eintretenden und austretenden Luft richtig ab- 

 zulesen, sind die durch die Rohrstutzen s^ und s^ eingeführten Thermo- 

 meter t^ und t^ ^ rechtwinklig gekrümmt und ihre horizontalen Schnäbel 

 so lang, dass die Quecksilbergefässe bis zur Eintrittsstelle in, bezw. bis zur 

 Austrittsstelle aus dem eigentlichen Calorimeterinnenraume reichen. Ueber 

 diese Correctionen wegen Ventilation und Fortführung von Wasserdampf 

 werde ich später noch einige Bemerkungen anzufügen haben. 



Ist die Einstellung auf die gewünschte Temperatur richtig getrofien, 

 so überlässt man das Calorimeter einige Stunden lang sich selbst. Die Ther- 

 mometer t^ und ^2? welche die Temperaturen im inneren und äusseren Luft- 

 raum anzeigen, müssen dann gleich hoch stehen. Jetzt kann man durch 

 Drehung der Hähne H^ und H^ ^ die Verbindung dieser Räume mit der 

 Zimmerluft ab- und die Verbindung mit dem Manometer herstellen. Das 

 Manometer muss dann, so lange als keine Wärmequelle im Calorimeter ist, 

 unverrückt auf stehen bleiben. Hat man sich hiervon überzeugt, so kann 

 üjan die Versuche beginnen. 



"TTTT 



^ Bei den thermoelektrischen Untersuchungen nach der von mir beschriebenen 

 Methode {dies Archiv. 1895. S. 191) benutze ich Regulatoren, welche die Temperatur 

 flfeM' Thermostaten Stunden lang bis auf 0*01 " constant halten. Ich werde dieselben 

 gelegentlich beschreiben. Aber in diesem Falle ist die Aufgabe leichter, weil es sich 

 u]^ ; eine kleine, begrenzte Wassermasse handelt, die nur an die Umgebung Wärme 

 abgiebt, und die zu erhaltende Temperatur (32") bedeutend über der Zimmertempe- 

 ratur liegt. 



y.'A)\v 2 Vgl. Artikel 5, Bies Archiv. 1894, S. 243. 

 vAwv^ Dies Archiv. 1894. Taf. I. 



