184 I. Rosenthal: 



abgemesseuen Volums haben einen verhältnissmässig grossen Eiufluss. Es 

 war daher von Anfang an mein Wunsch, eine von diesen Mängeln un- 

 abhängige Wärmequelle zu benutzen, um zu erkennen, welchen Grad der 

 Genauigkeit die benutzte calorimetrische Methode an sich zu erreichen 

 gestattet. Als solche eignet sich vor Allem die Wärmeproduction durch den 

 elektrischen Strom. ^ 



Bei der Heizung mittelst des elektrischen Stromes hat man nur eine 

 Ablesung zu machen, die der Stromstärke, welche mit hinlänglicher Ge- 

 nauigkeit geschehen kann. Ventilation und Fortführung von Wasserdampf 

 fallen ganz fort. Die einzige Unsicherheit ist gegeben in der Aenderung 

 des Widerstandes, welchen der im Calorimeter enthaltene Draht durch die 

 Temperaturzunahme erfährt. Aber auch diese kann, wie wir sehen werden, 

 mit genügender Genauigkeit berechnet werden. 



Ist die Stromstärke / und der Widerstand W bekannt, dann berechnet 

 sich die in einer Secunde producirte Wärme nach der Joule'schen Formel zu 

 0-24 X /2 X rSec.-cal. 



Da es für unsere Zwecke bequemer ist, nach Stunden-Calorien zu 

 rechnen, so muss der Factor 0-24 mit 3«6 multiplicirt werden. Wir er- 

 halten also 



w = 0-864 X /2 X rSt.-Cal. 



wenn / in Ampere und W in Ohm gemessen sind. 



Zur Ausführung der Versuche wurde in das Calorimeter ein coustanter 

 Widerstand von 200 Q, eingeführt. Derselbe bestand aus zwei parallel ge- 

 schalteten Reihen von je 26 Spiralen aus Kruppindraht, welche in einem 

 Rahmen von Schiefer vertical eingespannt waren. Die Enden des Drahtes 

 sind an zwei 7*5 "^^ starke Kupferdrähte gelöthet, welche gut isolirt durch 

 die Verschlussplatte des Calorimeters hindurchgeführt sind und vor derselben 

 in zwei Klemmschrauben enden. Mittelst dieser sind ausserhalb des Calo- 

 rimeters vorgeschaltet: 1. Ein Hitzdrahtampk'emeter von Hartmann und 

 Braun in Bockenheim bei Frankfurt. Dasselbe ist in 0«02 Ampere direct 

 getheiltund gestattet, 0-001 A. schätzungsweise abzulesen. Eine Vergleichung 

 desselben mit einem anderen guten Galvanometer ergab, dass die Messung 

 von /bis auf 0-001 A. hinreichend genau war. 



^ Da das Erlanger physiologische Institut nicht über eine genügende Starkstroni- 

 quelle verfügt, so wären mir diese Versuche auch jetzt noch unmöglich gewesen, wenn 

 nicht mein College, Hr. E. Wiedemann, die Liebenswürdigkeit gehabt hätte zu ge- 

 statten, dass eine Leitung von dem physikalischen nach dem physiologischen Institut 

 gelegt würde, so dass ich mit dem in jenem Institut erzeugten, in einer Accumu- 

 latorenbatterie aufgespeicherten Strom von 1 1 Vnlt Spannung arbeiten konnte. Hierfür 

 zu danken ist mir eine angenehme Pflicht. 



