Calokimeteische Untersuchungen. 185 



2. Ein Kurbelrheostat bestehend aus Kruppindrahtspiralen, welcher von 

 bis zu 200 Q Widerstand vorzuschalten gestattet. 3. Ein Schieberrheochord, 

 der von 0-3 bis 66/2 ging. Mit Hülfe dieser beiden konnte die Strom- 

 stärke innerhalb gewisser Grenzen variirt und, bei etwaiger Inconstanz der 

 Spannung, regulirt werden. 



Der Strom durchlief zuerst den Kurbelrheostaten, dann das Schieber- 

 rheochord, dann das Amperemeter und zuletzt den im Calorimeter befind- 

 lichen Hauptwiderstand. Von dem Anfang des Amperemeters und dem 

 Ende des Hauptwiderstandes zweigten Drähte zu einem Voltmeter ab, um 

 die zu der jeweiligen Stromstärke gehörige Spannung messen zu können. 



Diese Spannung ergab sich als vollkommen constant, so lange die 

 Acoumulatorenbatterie nur mit den eben beschriebenen Apparaten verbanden 

 war. Wenn jedoch im physikalischen Institut gearbeitet wurde, so traten 

 plötzliche Schwankungen derselben ein.^ 



Die Messung des im Calorimeter befindlichen Widerstands ergab, dass 

 derselbe bei 15*^ = 20012 war; der Widerstand des Amperemeters wurde 

 = 0-8 ß gefunden. Nach den Untersuchungen von G. Dettmar ^ ist der 

 Temperaturcoefficient des Kruppins ziemlich gering. Sein Widerstand nimmt 

 bei Erwärmung von IS-l*' auf 28-85*' zu im Verhältniss von 243 : 246. 

 Danach wurde dann in jedem Versuch der Widerstand berechnet unter der 

 Annahme, dass die Temperatur der Widerstandspiralen gleich sei der Tempe- 

 ratur des inneren Calorimeterraumes. Da dies sicherlich nicht ganz zu- 

 trifft, die Drahtspiralen vielmehr, welche die Wärmequelle darstellen, etwas 

 wärmer sein müssen, so war der berechnete Werth von n etwas zu klein. 

 Der Fehler kann aber nur gering sein. 



Man kann die Wärmeproduction auch aus der Stromstärke und der 

 Spannung {F in Volt ausgedrückt) berechnen nach der Formel 

 w = 0-864 xJxV St.-Cal. 



Da jedoch die Spannung an den Enden des Calorimeterwiderstandes + 

 Amperemeters gemessen wurde, so muss man von dem nach dieser Formel 

 gefundenen Werth den Antheil der Wärmeproduction, welcher auf das 

 Amperemeter fällt, abziehen. Die nach beiden Formeln ausgeführte Be- 

 rechnung ergab stets erhebliche Unterschiede, was an der Ungenauigkeit 

 des Voltmeters liegt; ^ z. B.: 



^ Um von diesen unabhängig zu sein, wurden die eigentlichen Messungen meistens 

 nur in der Zeit von 12 bis 2V-2 Uhr Mittags vorgenommen, die Zeit vorher nur zur 

 Vorheizung benutzt, in welcher es genügte, bei vorfallenden Schwankungen mit dem 

 Schieberrheochord nachzuhelfen, ohne dass dadurch die Messung selbst gefährdet 

 wurde. 



^ Elehtrotechnische Zeitschrift. 1893. S, 710. 



^ Auch der Widerstand des Amperemeters ändert sich mit der Temperatur. Da 

 diese unbekannt ist, so könnte man zur Berechnung desselben die am Voltmeter abgelesene 



