Caloetmeteische Unteesuchungen. 189 



Abpr freilich arbeitet das Calorimeter bei dieser Art der Heizung unter 

 so günstigen Verhältnissen, wie sie bei Thierversuchen, für die es doch be- 

 stimmt ist, niemals erreicht werden. Namentlich ist es der Wegfall der 

 Ventilation und der Fortführung von Wasserdampf, welcher der elektrischen 

 Heizung nur noch mit der Methode der Wasserdurchleitung gemeinsam ist. 

 Da dieselbe aber bei den Thierversuchen nicht entbehrt werden kann, 

 muss ihr Einfluss gesondert untersucht werden. 



9. Einfluss der Ventilation. 



Ich habe schon im fünften Artikel darauf hingewiesen, ^ dass die Wärme- 

 fortführung durch die Ventilationsluft gering ist. Sie wird noch geringer 

 bei der jetzt beschriebenen Einrichtung. Bei den früheren Verfahren war 

 die Temperatur des äusseren Raumes, an welches das Calorimeter Wärme 

 abgiebt, gleich oder etwas höher als die des Zimmers, die Temperatur des 

 Calorimeters selbst also immer höher, und die Ventilationsluft musste, da 

 sie mit Zimmertemperatur in das Calorimeter eintritt, abkühlend auf 

 dasselbe einwirken. Benutzt man Wasser zur Constanthaltung der Aussen- 

 temperatur, so kann man dieselbe über oder unter der Zimmertemperatur 

 wählen, letzteres allerdings nur, wenn fortwährend kaltes Wasser das Ca- 

 lorimeter umspült. Es ist aber unzweckmässig, grosse Unterschiede zwischen 

 der Zimmer- und der Calorimetertemperatur herzustellen. Die Zimmerluft 

 muss, ehe sie in den Thierraum eintritt, den Rohrstutzen s^ ^ passiren, 

 welcher durch das Wasser und den äusseren Mantel hindurch in den 

 Thierraum geht. Die durch diesen Stutzen streichende Luft wird deshalb 

 immer von der Temperatur des Wassers beeinflusst; die Luft, welche 

 durch den Stutzen streicht, wird vom Wasser, je nach dessen Tempe- 

 ratur, abgekühlt oder erwärmt werden. Je kleiner der Unterschied zwischen 

 Zimmertemperatur und Wassertemperatur ist, desto geringer ist dieser 

 Einfluss. 



Wenn man, wie ich es jetzt thue, die Regulirvorrichtung in dem 

 Raum Ä anbringt, so wechselt je nach der Wärmeproduction die Tempe- 

 ratur des Wassers. Die Unterschiede bleiben aber immer gering, wenn 

 man die Regulirung so einstellt, dass Ti etwas über, !'„ etwas unter der 

 Zimmertemperatur liegt. Die Ventilation ändert dann an dem Wärme- 

 zustand des Calorimeters wenig, die durch sie bedingten Correctionen können 

 sogar ganz vernachlässigt werden, ohne das Ergebniss merklich zu ändern. 

 Die Temperaturdifferenz der ein- und austretenden Luft übersteigt selten 

 den Werth von P. Das entspricht bei einer Ventilation von 200 Liter 

 etwa 0*06 Cal. in der Stunde. Dementsprechend sah ich auch bei elek- 



^ Dies Archiv. 1894. S. 243. 

 2 Ebenda. 1894. Taf. I. 



