190 I. RoSENTHAL: CaLOEIMETEISCBE IJNTERSUCHUNaEN. 



trisclier Heizung keine merkliche Aenderuug des Manometerstandes ein- 

 treten, wenn die Ventilation ein- oder ausgeschaltet wurde. Dies gilt noch 

 viel mehr für den Fall, dass die Ventilation nach dem Verfahren von 

 Regnault und Reiset benutzt wird, da hierbei das bewegte Luftquantum 

 absolut geringer und die im Kreise herumbewegte Luft beim Durchgang 

 durch das Calorimeter ihre Temperatur noch weniger ändert. 



Die aus dem Calorimeter abziehende Luft ist, falls Wasserbildung 

 innerhalb des Apparates stattfindet, das heisst bei Versuchen an Thieren, 

 beim Brennen von Flammen u. s. w., nicht aber bei der elektrischen 

 Heizung oder derjenigen durch strömendes Wasser, immer ganz oder 

 nahezu mit Wasserdampf gesättigt. Was mehr als dieser Betrag innerhalb 

 des Calorimeters gebildet wird, wird in flüssiger Form niedergeschlagen 

 und kommt für die Wärmeberechnung nicht in Betracht. Bei der Venti- 

 lation nach Regnault und Reiset, bei welcher der austretenden Luft 

 alles Wasser entzogen und der zum Ersatz des verbrauchten Sauer- 

 stoffes zugeführte' Sauerstofl" vor seinem Eintritt in das Calorimeter ge- 

 trocknet wird,^ kann das in den vorgelegten Absorptionsgefässen gebundene 

 Wasser nur bei der Verbrennung gebildet oder durch Verdunstung fort- 

 geführt sein. Bei der Ventilation nach Pettenkofer's Methode aber ist 

 zu beachten, dass auch die in den Apparat eintretende Luft schon sehr 

 viel Wasserdampf enthalten kann. In meinen Versuchen stieg der Gehalt 

 an manchen Tagen bis 70 Procent und darüber der zur Sättigung erfor- 

 derlichen Menge. Dieser hohe Wassergehalt der Luft kann nicht be- 

 fremden, wenn man bedenkt, dass zur Ventilation, zur Kühlung des Calori- 

 meters und zu anderen Zwecken fortwährend Wasser in dem Zimmer reich- 

 lich in Strömung erhalten wurde. • 



Alle diese Umstände sind zu beachten, wenn man genauere Ergebnisse 

 erzielen will Viel wichtiger aber ist die Frage, ob durch Verbesserung der 

 Temperaturregulirung in der oben (§ 4) beschriebenen Weise die Wärme- 

 messung über das in den bisher mitgetheilten Versuchen erhaltene Maass 

 der Genauigkeit gesteigert werden kann. Das soll im nächsten Artikel unter- 

 sucht werden. Zugleich aber will ich dort die andere Frage erörtern, wie sich 

 die Verhältnisse gestalten, wenn die Wärmeproduction nicht constant verläuft,. 

 Da für solche Fälle eine graphische Registrirung der Calorimeterangaben 

 wünschenswerth ist, so werde ich auch die Gelegenheit benutzen, eine von 

 mir schon seit Jahren benutzte Registrirvorrichtung zu beschreiben und die 

 mit ihr gewonnenen Ergebnisse mit den durch Manometerablesungen ge- 

 wonnenen zu vergleichen. 



Erlangen, September 1896. 



^ Vergl. Artikel 5. Dies Archiv. 1894. S. 253. 



