L%7 



Calorimetrische Untersuchungen. 



Von 

 I. Bosenthal. 



(Hierzu Taf. 111.) 



Achter Artikel. 

 Die Registrirung der Calorimeter-An gaben. 



1. Die Wichtigkeit richtiger Temperaturregulirung. 



Nachdem wir im vorhergehenden Artikel die Mittel kennen gelernt 

 haben, die calorimetrischen Angaben durch zweckmässige, den theoretischen 

 Voraussetzungen besser entsprechende Regulirung der Aussentemperatur 

 zuverlässiger zu machen, haben wir jetzt zu erörtern, ob hierdurch eine 

 grössere Uebereinstimmung der einzelnen Versuche unter einander und 

 somit eine grössere Genauigkeit der Messungen erzielt werden kann, als 

 dies bei den bisherigen Versuchen der Fall war. 

 j^ Aus den erörterten Gründen eignet sich für diese Prüfung die elek- 



ff trische Heizung, weil sie am besten gestattet, die Wärmeproduction con- 

 stant zu halten und die Berechnung der producirten Wärme ohne erheb- 

 hche Fehler vorzunehmen. 

 ^ Wie ich zu wiederholten Malen hervorgehoben habe, steigt das Mano- 



meter unter der Einwirkung einer constanten, im Innern des Calorimeters 

 wirkenden Wärmequelle nur langsam an, um so langsamer, je geringer 

 die Wärmeproduction ist. Durch die am Schluss des siebenten Artikels 

 beschriebene Art der Wärmereguhrung wird diese Vorbereitungszeit merk- 

 lich abgekürzt, noch mehr, wenn man, wie ich dies schon früher empfohlen 

 , habe, anfangs mit einer stärkeren Wärmequelle vorheizt. Bei der Aus- 

 i führung von Versuchen nach diesem Schema fiel mir aber ein Verhalten 

 ; auf, welches ich früher nicht so deutlich erkannt hatte. Ich will dasselbe 

 an der Hand eines bestimmten VersuchsprotocoUs erläutern. 



