192 I. Rosenthal: 



Es sollte der Werth von E durch Heizung mit dem elektrischen Strom 

 bestimmt werden, die zu benutzende Stromstärke sollte = 0-34A. sein. 

 Aus vorhergehenden Versuchen war bekannt, dass dieser Stomstärke ein 

 Manometerstand von ungefähr 90 entsprechen müsse. Um die Yorbereitungs- 

 zeit abzukürzen wurde um 11 Uhr 30 Min. der Strom mit der Strom- 

 stärke /=0'52 A. geschlossen; dieselbe ging (hauptsächlich wegen Zunahme 

 des Widerstandes durch Erwärmung) langsam auf 0-51 A. zurück. Um 

 11 Uhr 37 Min. war m = 92. Jetzt wird /auf 0-34A. eingestellt; 

 m. steigt weiter bis 102, sinkt dann auf 87 und steigt wieder langsam bis 

 91, auf welchem Stand es sich mit ganz geringen Schwankungen, bei denen 

 es bis 92 steigt, dauernd erhält. — Die Reguhrung der Temperatur im 

 Aussenraum war so, dass dieselbe nur innerhalb der Grenzen 16-33^ und 

 16-38 schwankte; jeder Abnahme dieser Temperatur entsprach ein Steigen, 

 jeder Zunahme ein Sinken von m. 



Die Berechnung von E ergab, wenn man m = 91 ansetzt, den Werth 

 0'5569; für m = 92 wird -E = 0«5508. Der aus anderen Versuchen be- 

 rechnete Mittelwerth für £ ist 0-5553, die grösste Abweichung also 

 = 0*8 Procent. 



Man ersieht aus diesem Beispiel, dass man, um genaue Werte zu er- 

 langen, die Temperatur von Ä sehr sorgfältig constant halten und dass man 

 lange genug warten muss, um sicher zu sein, dass m schon seinen rich- 

 tigen Werth angenommen hat. Die Nichtbeachtung des eigenthümüchen 

 Verhaltens nach Vorheizung mit stärkerer Wärmeproduction als die zu 

 messende hat mir viel zu schaffen gemacht. Da das Manometer zuweilen 

 auf einem der von ihm durchlaufenen Werthe etwas länger stehen bleibt, 

 so glaubte ich öfter diesen als den richtigen ansehen zu müssen und brach 

 den Versuch ab, ehe der wahre Stand erreicht war. Oder ich setzte den 

 Versuch zwar fort; da ich aber den Grrund der Manometerschwankungen 

 nicht kannte, glaubte ich alle Ablesungen als gleich werthvoll ansehen zu 

 müssen, legte deshalb den Mittelwerth der Berechnung zu Grunde und 

 erhielt so in der Regel einen zu grossen Werth für K 



Ist man erst auf diese Erscheinung aufmerksam geworden, so fällt es 

 nicht schwer sich davon Rechenschaft zu geben, wodurch sie veranlasst 

 wird. So lange keine Wärmequelle im Calorimeter wirkt, haben alle Räume 

 desselben gleiche Temperatur. Nach Schliessung des Stroms beginnt zu- 

 erst die Erwärmung des Innenraums / und damit das Steigen des Mano- 

 meters. Nach einiger Zeit steigt auch die Temperatur in Ä; der Tem- 

 peraturunterschied zwischen J und A wird geringer. Zugleich beginnt 

 aber auch die Kühlung, und damit ist ein neues Moment zum Steigen des 

 Manometers gegeben. Wird jetzt die Wärmeproduction vermindert, so hört 

 die Steigerung der Innentemperatur nicht sofort auf, sie wird nur ver- 



