Calorimeteische Untersuchungen. 



193 



zögert; da aber gleichzeitig die Aussenteniperatur sinkt, so wird die Diffe- 

 renz grösser und damit auch der Manometerstand. Ist in Folge der Kühlung 

 die anfängliche Temperatur von A wieder hergestellt, so nimmt der Mano- 

 meterstand wieder ab, und es dauert längere Zeit, bis vollkommenes Gleich- 

 gewicht hergestellt und damit der richtige Manometerstand dauernd er- 

 reicht ist. 



Man gewinnt aber auch nicht an Zeit, wenn man die Vorheizung 

 kürzere Zeit wirken lässt oder wenn man ganz ohne Vorheizung sofort mit 

 der Wärmeproduction beginnt, welche gemessen werden soll. Es bleibt 

 nichts anderes übrig, als ruhig abzuwarten, bis sich der Zustand der Con- 

 stanz hergestellt hat. Je besser man die Wärme des Aussenraums regulirt, 

 desto schneller wird man zu diesem Zustand gelangen und desto genauer 

 werden die Ergebnisse unter einander stimmen. 



2. Zu erzielende Genauigkeit. 



Welchen Grad von Genauigkeit man bei guter Regulirung zu er- 

 reichen vermag, lehrt die nachstehende Versuchsreihe. 



Nr. des Versuches 



n 



E 



1 



15-61 



0-5552 



2 



11*71 



0-5554 



3 



15'63 



0-5541 



4 



11-73 



0-5552 



5 



20-06 



0-5558 



6 



25-08 



0-5540 



7 



25-06 



0-5590 



8 



30-67 



0-5548 



9 



20-05 



0-5508 



10 



30-62 



0-5571 



Mittelwerth: 0-5551. 



Der Mittelwerth verhält sich zum höchsten wie 100: 100-7, der Mittel- 

 werth verhält sich zum niedrigsten wie 100:99-4. 



Vergleicht man diese Reihe mit der im vorigen Artikel mitgetheilten, 

 so sieht man eine fast vollkommene IJebereinstimmung der Mittelwerthe 

 (früher 0-5553, jetzt 0-5551); während aber in der früheren Reihe die 

 Fehler bis zu rund 4 Procent stiegen , bleiben sie jetzt unter 1 Procent. 



Eine grössere Genauigkeit wird wohl auf keinen Fall erreicht werden 



können. Bevor ich jedoch daran gehe, zu untersuchen, wie sich die Brauch- 

 Archiv f. A. u. Ph. 1897. Physiol. Abthlg. 13 



