194 1.^ Rosenthal: 



barkeit des Apparates bei anderen Wärmequellen gestaltet, insbesondere 

 bei der Verwendung zur Messung der von Thieren producirten Wärme, 

 für welche er in erster Linie bestimmt ist, will ich noch die Einrichtungen 

 beschreiben, welche ich zur graphischen Registrirung der Calorimeterangaben 

 getroffen habe. 



3. Registrirung der Calorimeterangaben. 



Eine solche Registrirung, welche den Experimentator davon ent- 

 bindet, fortdauernd die Manometerstände abzulesen und zu notiren, ist ja 

 auf alle Fälle angenehm und erleichtert die Lösung vieler Aufgaben. So 

 lange jedoch allerlei äussere Umstände, Temperaturschwankungen und dergl. 

 von so erheblichem Einfluss waren, dass eine fortwährende Beaufsichtigung 

 des Apparates von Seiten des Experimentators noth wendig war, hatte es 

 keinen Zweck, die zu messenden Werthe durch irgend eine mechanische 

 Vorrichtung aufschreiben zu lassen. Nachdem ich aber jetzt gezeigt habe, 

 auf welchem Wege es gelingt, genauere und zuverlässigere Angaben zu 

 erhalten, werde ich nach der Beschreibung der von mir schon vor längerer 

 Zeit construirten und in einzelnen Versuchsreihen benutzten Vorrichtung^ 

 an der Hand der erhaltenen Aufzeichnungen in der Lage sein eingehender 

 zu untersuchen, wie sich der Apparat verhält nicht nur bei vollkommen 

 constanter Wärmeproduction, sondern auch bei Schwankungen derselben. 



4. Prineip der benutzten Registrirvorrichtung. 



So zahlreich auch die bisher construirten Apparate zur graphischen 

 Registrirung von Drucken sind, so war doch keiner der mir bekannten für 

 meinen Zweck geeignet. Die Schwierigkeit lag darin, dass wir es mit zwei 

 vollkommen abgeschlossenen Lufträumen (den im vorigen Artikel erwähnten 

 Röhrensystemen ri und r„) und einem zwischen dieselben geschalteten 

 Differentialmanometer zu thun haben. Diesem Umstände musste Rechnung 



^ IJiese Vorrichtung wurde von mir zuerst beschrieben in meinem Vortrag vor 

 der biologischen Section der British Association for the Advancement of Science zu 

 Edinburgh im Jahre 1892 (abgedruckt, leider sehr verstümmelt, in der Zeitschrift Nafure, 

 XL VIII. 88) sowie auf dem zweiten Internationalen Physiologen-Congress zu Lüttich 

 in demselben Jahre. In der vereinigten Sitzuug der physiologischen und hygienischen 

 Sectionen der Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zu Nürnberg (welche 

 mi physiologischen Institut zu Erlangen abgehalten wurde) habe ich den Apparat nach 

 Vollendung des Vortrages demonstrirt. Dieser Vortrag ist abgedruckt in der Berliner 

 Minischen Wochenschrift. 1893. Nr. 38; die Eegistrirvorrichtung selbst ist liort nicht 

 beschrieben, sondern nur kurz erwähnt. 



