CalORIMETRISCHE ÜNTEßSÜCHÜNGEN. 



195 



getragen werden, wenn die Grundlage des Messungsverfahrens beibehalten 

 werden sollte. 



Der Registrirapparat ist auf Taf. III in seinem wesentlichsten Theil 

 dargestellt; einige Einzelheiten werden durch die schematischeu Pigg. 4 u. 5 

 erläutert. 



Es seien / und Ä die beiden durch das Manometer M mit einander 

 verbundenen Lufträume. In / sei durch die Wirkung der Wärmequelle 

 ein IJeberdruck = a entstanden, welcher registrirt, d. h. in eine dem 

 üeberdruck a proportionale Bewegung verwandelt und aufgeschrieben 

 werden soll. 



Fig. 4. 



Wir können a messen, wenn wir in A einen gleichen üeberdruck er- 

 zeugen, welcher das Manometer wieder in die Nullstellung zurückbringt.^ 

 Um dies zu erreichen, verbinden wir mit Ä ein zum Theil niit einer 



^ Wir verfahren dabei gerade so, als wenn wir, um den Druck eines auf die eine 

 Schale einer Wage gesetzten Gewichtes zu messen, auf die andere Schale ein jenem 

 gleiches Gewicht bringen, welches den Wagebalken in die Gleichgewichtsstellung zu- 

 rückführt. Auf demselben Princip beruhen bekanntlich alle in den verschiedensten 

 Zweigen der Physik gebräuchlichen sogenannten Nullmethode u. 



13* 



