200 I. Rosenthal: 



bewirkt, dass die RegistririiDg 24 Stunden lang oder auch länger, ohne 

 jede Unterbrechung erfolgen kann. 



Wir müssen jetzt noch den Mechanismus betrachten, durch welchen 

 diese Verlagerung der Abscissenaxe zu Stande kommt. Wenn die Gleit- 

 stange II X ihre kleine Verschiebung von rechts nach links oder umgekehrt 

 macht, so nimmt sie mittels des an ihr befestigten Stiftes a das Ende h 

 des um c drehbaren Hebel bd mit. In unserer Zeichnung ist, wie wir ge- 

 sehen haben, der Zeitpunkt dargestellt, wo eben die Gleitstange sich an- 

 schickt nach links zu gehen; somit geht der Hebelarm cd nach rechts. 

 Derselbe greift mit seinem Ende in eine Nuth des auf der Axe JK sitzen- 

 den oben erwähnten Sternrades gh ein. Dieses kann sich auf der Leiste i 

 parallel der Axe verschieben. Wenn es nach rechts geht,^ so wird der 

 Zacken des Sternrades, welcher durch die Feder k k gegen den Anschlag lo 

 angedrückt war, frei; Sternrad und Cylinder beginnen sich zu drehen. 

 Unmittelbar darauf aber legt sich der nächstfolgende Zacken (in unserer 

 Zeichnung der mit g bezeichnete) gegen v, und damit hört die Drehung auf. 

 Wenn 12 Stunden später das Sternrad wieder nach links gehen wird, dann 

 wird sich der folgende Zahn gegen lo legen. So ist dafür gesorgt, dass die 

 Verlagerung der Abscissenaxe immer nur um einen bestimmten Theil des 

 Cylinderumfangs (Vie desselben) erfolgen kann. 



Wenn Druckdifferenzen gemessen werden, so muss natürlich auf diese 

 Abscissenverlagerung Rücksicht genommen werden. Bei Tlüerversuchen 

 pflege ich es so einzurichten, dass die Verlagerung um 6 Uhr Morgens und 

 6 Uhr Abends erfolgt. Man übersieht dann die Tag- und Nachtcurve unter 

 einander mit einem Blick. 



Der Maassstab, in welchem die Registrirung erfolgt, hängt von dem 

 Querschnitt des Stempels S und der Uebersetzung durch das Räderwerk 

 ab. Er kann innerhalb weiter Grenzen variiren. In meinem Apparat waren 

 die Verhältnisse so gewählt, dass einer Stundencalorie ein Linearausschlag 

 von ungefähr 12°»"' entsprach. 



Dass die zu messenden Werthe durch eine Winkelbewegung, die der 

 Zeit entsprechenden dagegen durch eine geradUnige Fortbewegung darge- 

 stellt werden (während es sonst bei Registrirapparaten umgekehrt zu sein 

 pflegt), hat seinen Grund nur in praktischen Erwägungen und ist für den 

 Erfolg ohne Bedeutung. Die gewählte Einrichtung gestattet eine bessere 

 Ausnützung der Cyliuderfläche bei gegebener Länge der Cylinderaxe, welche 

 nicht allzu gross genommen werden konnte, um das Gewicht des Cylinders 

 bei genügender Stärke innerhalb passender Grenzen zu halten. 'Um mit 



1 In der Zeichnung ist die Sache so dargestellt, als wenn diese Verschiebung 

 schon zum grössten Theil erfolgt wäre. 



