lieber die Grösse entgegengesetzter Ausschläge des 

 Capillarelektroineters. ^ 



Von 

 Dr. R. du Bois-Reymond. 



(Aus dem physiologischen Institut zu Berlin.) 



1. FragestelluDg. 



Obgleich das Capillarelektrometer immer häufiger zu physiologischen 

 Untersuchungen angewendet wird, scheinen die Bedingungen, von denen 

 seine Bewegung abhängt, im Allgemeinen wenig beachtet worden zu sein. 

 Zwar sind schon einige Arbeiten erschienen, die ausschhesslich von den 

 Eigenschaften des Instruments handeln, aber diese enthalten theils nur 

 Beobachtungen ohne Erklärung, theils die Lösung einzelner besonderer Auf- 

 gaben. Es scheint, als ob sich diejenigen Forscher, die sich des Capillar- 

 elektrometers bedienten, absichtlich darauf beschränkt hätten, die Angaben 

 des Instruments auszunutzen, ohne sich auf eine Untersuchung ihres Ent- 

 stehens einzulassen. Dies mag daher kommen, dass für die Veränderung 

 der Capillarconstante durch den elektrischen Strom, also für den wesent- 

 lichsten Vorgang im Capillarelektrometer, noch keine sichere Erklärung ge- 

 geben werden kann. Begnügt man sich aber, diesen einen Punkt unerklärt 

 zu lassen, und nur die mechanischen Bedingungen des Capillarelectrometers 

 der Betrachtung zu unterwerfen, so werden manche auffallende Eigen- 

 schafteu des Apparates auf das einfachste erklärt. Zum Beispiel giebt 

 V. FleischP an, dass bei gleicher Stromstärke die Bewegung basiswärts 



^ Die Abhandlung ist im Laufe des Jahres 1896 niedergeschrieben und aus 

 äusseren Gründen erst jetzt zum Druck gegeben worden. 

 * Dies Archiv. Phyaiol. Abth. 1879. S. 280. 



