R. Du Bois-Keymond: Ausschläge des Capillarelektrombtees. 517 



stets Meiner ausfalle als spitzen wärts.^ Dagegen fordert Einthoven, ^ dass 

 die Ausschläge den eingeschalteten elektrischen Potentialunterschieden pro- 

 portional sein sollen. Sogar Burch,^ dessen vortreffliche Arbeiten beweisen, 

 wie sehr er die Handhabung des Apparates beherrscht, stellt die Angabe, 

 dass jedes Capillarelektrometer nach der Spitze zu empfindlicher wird, wie 

 einen rein empirischen Satz auf, der sich ebensogut hätte umgekehrt heraus- 

 stellen können. An die angeführten Litteraturstellen knüpfen sich eine 

 Reihe von Fragen, die ich durch eine zusammenhängende Betrachtung zu 

 erledigen versuchen will. 



Das Capillarelektrometer dient zur Messung elektromotorischer Kräfte. 

 Man hat zunächst zwei Fälle zu unterscheiden, erstens den, wo es sich um 

 constante Kräfte handelt, unter deren Einfluss sich das Instrument fest 

 einstellt, und zweitens den, wo die zu messenden Kräfte Schwankungen 

 unterliegen, denen das Instrument nicht vollständig zu folgen vermag. Die 

 Betrachtung des ersten Falles hält sich im Gebiete der Statik, die des 

 zweiten fällt in das der Dynamik. 



Für den zweiten complicirteren Fall haben Burch und Einthoven 

 Messungsmethoden angegeben, die auf empirischer Aichung beruhen, so dass 

 sie auch ohne Kenntniss der Bedingungen zu richtigem Ergebniss führen 

 müssen. Die oben angeführten Stellen beweisen aber, dass diese Be- 

 dingungen selbst für den ersten einfacheren Fall nicht als bekannt angesehen 

 werden können. Einthoven stellt wie gesagt die Anforderung an das 

 Capillarelektrometer, dass seine Ausschläge den eingeschalteten Potential- 

 unterschieden proportional sein sollen. Wie er selbst angiebt und jeder 

 weiss, der sich mit der Anfertigung von Capillarelektrometern beschäftigt 

 hat, trifft dies nur für vereinzelte Exemplare ein. Von welchen Um- 

 ständen hängt die Proportionalität der Ausschläge ab? In erster 

 Linie kommt in Betracht, dass der Meniscus beim Ausschlage an eine 

 andere Stelle der Röhre gelangt. Es sind also die mechanischen Be- 

 dingungen der Lageveränderung in Betracht zu ziehen. Zweitens ist der 

 Einfluss der elektrischen Vorgänge auf den Meniscus daraufhin zu un- 

 tersuchen, ob directe Proportionalität besteht oder nicht.* 



^ Martius {Verhandl. der Fhysik. Gesellschaft. 1883. Nr. 10) bespricht die 

 Wirkung schnell wechselnder Ströme, und „erklärt" das Portrücken des Meniscus aus 

 dieser von v. Fleischl beobachteten Thatsache, 



^ Pflügers Archiv für die gesammte Physiologie. 1894. Bd. LVI. S. 537. 



^ On the Calibration^of the Capillary Electrometer. Proceedings qf the Royal 

 Society. 1895. Bd. LIX. S. 23. 



* Ergiebt sich in beiden Fällen, dass Proportionalität der Ausschläge bestehen 

 kann, so ist noch die Frage ans der Dynamik offen: ob sich der Meniscus in entgegen- 

 gesetzter Richtung auf gleiche Weise bewegt? Diese Frage ist die von ßurch und 

 Einthoven behandelte. 



