530 R. DU Bois-Reymond : 



10. Eiufluss der elektrischen Ladung auf den Stand des 



Meniscus. 



Indem der elektrische Strom die Oberflächenspannung ändert, vermag 

 er Bewegungen des Meniscus in einer Röhre hervorzubringen. Die Grleichung, 

 die den stabilen Zustand in dem communicirendeu System der Capillare 

 und des Steigrohrs bezeichnete, lautete: 



wo D den Druck im Steigrohr, K die Spannung der ebenen Oberfläche 

 (im Steigrohr), y die Cohäsionsconstante, q den Radius (des Meniscus und 

 gleichzeitig der Röhre) bedeutete. Man kann nun auf beiden Seiten der 

 Gleichung K weglassen und erhält 



Q 



Das heisst: Der Druck im Steigrohr treibt das Quecksilber so weit in die 

 Capillare hinein, bis die Oberflächenspannung im Meniscus ihm die Waage 

 hält. Der anodische Strom vermindert nun die Oberflächenspannung, folg- 

 lich weicht der Meniscus dem Drucke und bewegt sich spitzenwärts. Der 

 kathodische Strom vermehrt die Oberflächenspannung, so dass sie den 

 Druck überwindet und der Meniscus sich nach basiswärts zurückzieht. 

 Mithin verschiebt sich der Meniscus jedesmal in der Richtung des Stromes. 

 Man kann die durch einen bestimmten Strom hervorgerufene Verschiebung 

 durch eine entsprechende Druckänderung ausgleichen, und die Grösse der 

 elektromotorischen Kraft durch die Grösse des erforderlichen „Compensatious- 

 druckes" bestimmen.^ 



Die Veränderung der Oberflächenspannung ist aber der elektromoto- 

 rischen Kraft nicht vollkommen proportional, sondern sie richtet sich nach 

 den Gesetzen, die die oben besprochene Curve angiebt. 



Besteht also Gleichgewicht, und es wird ein bestimmter Potential- 

 unterschied in den Kreis des Elektrometers eingeschaltet, der im Sinne 

 eines anodischen Stromes wirkt, so wird dadurch die Oberflächenspannung 

 stärker vermindert, als sie durch Einschaltung desselben Potentials in 

 kathodischem Sinne vermehrt werden würde. Führt man als Maass für 

 die elektrische Spannungsänderung nach den eben angedeuteten Grund- 

 sätzen entsprechende Druckänderung im Steigrohr ein, so folgt hieraus, 

 dass dem gleichen Strom bei anodischer Richtung ein grösserer Druck- 

 Unterschied entspricht als bei kathodiscber. Denkt man sich ein Capillar- 

 elektrometer, dessen Ausschläge der Oberflächenspannung voflkommen pro- 

 portional sind, so werden sie also trotzdem den elektromotorischen Kräften 

 nicht voUständig proportional sein, 



' Vgl. Lippmann, Poggendorff s Annalen. 187B. Bd. CIXL. S. 546. 



