Ausschläge des Capillakelektrometers. 531 



11. Bedingungen für die Proportionalität entgegengesetzter 



Ausschläge. 



Im Vorstehenden sind die wesentlichsten Bedingungen für die Ein- 

 stellung des Meniscus erörtert worden/ Es zeigte sich, dass weder die 

 Verschiebung des Meniscus im Allgemeinen der Aenderung der Oberflächen- 

 spannung, noch die Aenderung der Oberflächenspannung der der electro- 

 motorischen Kraft proportional ist. Dennoch können die Ausschläge 

 den electromotorischeu Kräften unter Umständen vollkommen 

 proportional sein. 



Die Veränderungen in der Wirkung der elektromotorischen Kraft auf 

 die Oberflächenspannung sind nämlich so gering, dass sie praktisch nicht 

 in Betracht kommen. Die besprochene Parabelform der Curve ergiebt sich 

 erst bei Potentialunterschieden die von bis 1 Daniell schwanken, während 

 das Capillarelektrometer gewöhnlich nur zur Messung von Kräften von 

 wenigen Millidaniell benutzt wird. Ein so kleiner Abschnitt der Curve 

 kann ohne jeden nachweisbaren Fehler durch eine Gerade ersetzt werden. 

 Obschon also die Oberflächenspannung den elektromotorischen Kräften 

 theoretisch nicht vollkommen proportional ist, ist sie innerhalb der praktisch 

 vorkommenden Grenzfälle als vollständig proportional anzusehen. 



Ferner ist oben gezeigt worden, dass bei geeigneter Gestalt der Röhre 

 die Oberflächenspannung der Länge der Röhre nach gleichmässig zu- oder 

 abnimmt, dass also in einem Capillarelektrometer von dieser Gestalt 

 die Ausschläge des Meniscus der Veränderung der Oberflächenspannung 

 proportional sind. Sie würden somit auch als den elektrischen Unter- 

 schieden proportional zu betrachten sein. Sogar die Disproportionalität 

 zwischen Oberflächenspannung und elektromotorischer Kraft könnte wenig- 

 stens für eine bestimmte Einstellung des Meniscus, durch entsprechende 

 Gestalt der Röhre ausgeglichen werden, so dass dann eine theoretisch voll- 

 kommene Proportionalität der Ausschläge bestünde. 



Man kann nun zwar einer Capillarröhre nicht nach "Willkür eine be- 

 stimmte Gestalt geben, aber unter einer grösseren Zahl pflegen sich immer 

 einzelne zu finden, die mehr oder weniger vollkommen der Anforderung 

 Einthovens entsprechen, und wirklich proportionale Ausschläge geben. 

 An jeder beliebigen Capillarröhre kann man übrigens den Einfluss der 

 Röhrenform auf die Grösse der Ausschläge ausschalten, indem man den 



' Ein weiterer Umstand, der die Grösse der Ausschläge in entgegengesetzter 

 Richtang beeiuflusst, ist die Verlängerung oder Verkürzung der Qaecksilbersäule iu der 

 Capillarröhre selbst, die im Vorstehenden absichtlich vernachlässigt wurde. Die hier- 

 durch entstehende Ungleichmässigkeit ist jedenfalls sehr gering. Bei horizontaler Stel- 

 lung der Capillarröhre fällt sie gänzlich fürt. 



34* 



