532 E. DiJ Bois-Rbtmond: Ausschläge des Capillaeelekteometees. 



Meniscus in beiden Richtungen auf derselben Strecke bewegt. Er werde 

 z. B. durch eine gegebene elektromotorische Kraft vom Nullpunkt der Scala 

 spitzen war ts bis zum Strich 20 bewegt. Dann wird der Strom ausgeschaltet, 

 und durch Veränderung des Druckes im Steigrohr des Meniscus auf den 

 Strich 20 gebracht. Wird nun die gleiche elektromotorische Kraft in um- 

 gekehrtem Sinne eingeschaltet, so kehrt der Meniscus auf den Nullpunkt 

 zurück.^ Selbstverständlich muss man bei diesem Versuch davor sicher 

 sein, dass sich die Nulleinstellung des Meniscus (etwa durch Undichtigkeit 

 der Druckleitung) verändert. Ist demnach der Einfluss der Röhrenform 

 auf die Grösse des Ausschlages aufgehoben, so findet zwischen Ausschlägen 

 in entgegengesetzter Richtung kein Unterschied statt. ^ Dass von entgegen- 

 gesetzten Ausschlägen von demselben Punkte aus der Ausschlag spitzen- 

 wärts im Allgemeinen der grössere ist, beruht also einzig und allein auf 

 der Gestalt der Röhre. 



^ Der beschriebene Versuch schlägt sehr leicht fehl, indem der Meniscus basis- 

 wärts nicht soweit zurückgeht, als er spitzenwärts vorgetrieben worden war. Dies ist 

 offenbar zufälligen Hindernissen zuzuschreiben, und darf bei einem brauchbaren Capillar- 

 elektrometer nicht vorkommen. Auffallend ist aber, dass solche Hindernisse immer in 

 demselben Sinne wirken, nämlich so, dass die Bewegung basiswärts leichter gehemmt 

 wird, als die Bewegung spitzenwärts. Für diese Erscheinung habe ich keine befrie- 

 digende Lösung finden können; sie ist vielleicht auf mangelnde Benetzung der Röhren- 

 wand im Gebiete des Quecksilberfadens zurückzuführen. 



^ Es handelt sich hier nur um die Grösse eines bleibenden Ausschlages, die nur 

 abhängt von der Differenz der Radien am Anfangs- und Endpunkt, und daher von der 

 Richtung der Bewegung unabhängig ist. Diese rein statische Betrachtung ist nicht zu 

 verwechseln mit der der Bewegung des Meniscus, die auf derselben Strecke für ent- 

 gegengesetzte Richtungen verschieden sein kann. Vgl. Burch, On the Calibration of 

 the Capillary Electrometer. Proc. Royal Soc. 1896. Bd. LIX. No. 353. p. 18—34. 



