4 OsCAE Langendoeff: 



Der mit Curare immobilisirte Frosch liegt horizontal auf einer Grlas- 

 tafel; diese ist mittels Objecttischklammern auf einem Holztischchen befestigt, 

 in dessen einer Ecke die oben erwähnte kleine Messingsäule angebracht 

 ist. Das Tischchen ist durch doppelten Zahn und Trieb mittels der Schrauben 

 ß und ß" in verticaler und horizontaler Kichtung leicht verstellbar. Das 

 Eisenprisma [B] der yerticalen Führung, an welchem, in der Figur nur un- 

 deutlich erkennbar, die Hülse für die horizontale Zahnstange angebracht 

 ist, steht auf einem massiven dreieckigen eisernen Fusse (^). 



Unter dem Zughebel (a) befindet sich auf der kleinen Messingsäule 

 ein kleiner Signalmagnet ih), der nach dem Vorbilde des Deprez'schen 

 Signal electrique construirt ist. Die von ihm ausgehenden Drähte («?) gehen 

 .über einen Quecksilberschlüssel zu einer galvanischen Kette. Heizungen 

 des Herzmuskels können vermittelst dieses Magneten leicht markirt werden. 

 Unter ihm trägt die Säule noch eine Marey'sche Zeichentrommel; die- 

 selbe steht durch einen Gummischlauch in Verbindung mit einer ähnhch 

 construirten Aufnahmetrommel, gegen deren Hebel das Pendelgewicht eines 

 Metronoms alle 2Secunden anschlägt. Dieser dem von Klemensiewicz (4) 

 angegebenen ähnliche Transmissionschronograph dient mir seit meh- 

 reren Jahren als bequemes und genügend genaues Mttel zur Zeitmarkirung. 



Die drei Zeichenspitzen werden genau unter einander orientirt. Die 

 Aufzeichnung geschieht auf die rotirende Trommel eines Baltzar'schen 

 Kymographions. 



Soll die Beobachtung bei erhöhter oder erniedrigter Temperatur an- 

 gestellt werden, so liegt der Frosch anstatt auf der Glastafel auf dem in 

 Fig. 3, Taf. I dargestellten Lager. Der flache aus Weissblech hergestellte, 

 mit Ausnahme der zu erwähnenden Oeflfnungen allseitig geschlossene 

 Kasten {D) ist 20"^^ lang, 12™^ breit, 2.5"°' dick. Die obere Wand ist 

 in einer Länge von 17 und in einer Breite von 9'''^^ um 1"^™ tiefer gelegt, 

 so dass der mittlere Theil des Hohlkästchens eine Dicke von nur 1 • 5 "''^ 

 besitzt und von dem 1 • 5 «"^ breiten Bande um 1 ''^ überragt wird. Dieser 

 flache Mittelraum dient zur Aufnahme des Froschkörpers. In die Höhlung 

 des Kästchens kann vermittelst des Trichters a warmes Wasser oder Eis- 

 wasser eingefüllt werden. Das durch einen Hahn verschliessbare Abzugs- 

 rohr b dient zum Abfluss. Der Thermometer d giebt die Temperatur 

 der Füllflüssigkeit an. 



Der Frosch wird bei Wärmeversuchen ausserdem mit leicht erwärmtem 

 Wasser, bei Kälteversuchen allseitig mit Schnee umgeben. Zum Abfluss des 

 Thauwassers dient das Rohr c. 



Der Frosch trug in manchen Italien auch noch ein in seinen Magen 

 eingeführtes feines Thermometer. 



