124 Robert Tigerstedt: 



spitze bin- und zurückbewegt; es muss dann, wenn icb die ßescbreibung 

 ricbtig verstanden babe, die Scbreibspitze an der Grlasplatte eine einfache 

 Linie schreiben, wie viele Schwingungen die Stimmgabel während dieser 

 Zeit auch thun möchte. Die Linie wird natürlich um so dicker, je länger 

 dieses Stadium dauert, es wird aber nicht möglich sein, zu bestimmen, wie 

 viele Schwingungen die Stimmgabel in dieser Zeit ausgeführt hat. Mir 

 scheint daher die Methode, so vorzüglich sie auch ist, um den ferneren 

 Verlauf der Muskelzuckung zu studiren, nicht gut verwendbar für Beob- 

 achtungen über die Latenzdauer der Zuckung.^ 



Cyon benutzte als Schreibfläche theils einen Cy linder, theils eine 

 Kreisscheibe, welche an derselben Axe befestigt waren. Als Motor bediente 

 er sich des elektromagnetischen Rotationsapparates von Helmholtz.- 



Chauveau hat einen prachtvollen Registrirapparat beschrieben, wel- 

 cher allen möglichen Zwecken genügt und durch eine Dampfmaschine 

 getrieben wird. Der Cylinder ist 60"" lang und hat einen Durchmesser 

 von 25 ''"\ Die Zeit wird durch eine Stimmgabel (300 ganze Schwingungen) 

 markirt. Die Winkelgeschwindigkeit ist so gross, dass 1 '"'" einer Zeit von 

 höchstens 0-00082" entspricht.^ 



Wenn wir die jetzt in grösster Kürze beschriebenen Apparate mit Hin- 

 sicht auf ihre Leistungsfähigkeit beurtheilen, so finden wir, dass fast in 

 Allen die Zeit mit grosser Genauigkeit bestimmt werden kann. Bei den- 

 jenigen Apparaten, welche nicht durch ein Uhrwerk bewegt werden, ist 

 die Zeitmessung mittels einer Stimmgabel die Regel: die Bestimmung ist 

 also hier absolut genau. Auch ohne Stimmgabel ist die Zeitmessung voll- 

 ständig sicher beim Pendelmyographion von Fi ck- Helmhol tz, sowie bei 

 dem zweiten Myographien von Fick; dasselbe scheint im grossen Ganzen 

 auch mit dem Fallmyographion von Jendrässik einzutrefien. Durch be- 

 sondere Vorrichtungen ist bei den Cylindermyographien von Helmholtz* 

 und du Bois-Reymond dafür gesorgt, dass die Reizung nur dann statt- 

 findet, wenn die Bewegung constant geworden ist. Der Registrirapparat 

 von Marey giebt auch ohne controlirende Stimmgabel sehr genaue Resul- 

 tate, wie ich bei einigen darauf gerichteten Versuchen gefunden habe. Als 

 Resultat betreffs der Zeitmessung steht also ziemhch fest, dass die bis 

 jetzt angewandten Apparate im Allgemeinen vollständig genügen. 



Was die zweite Anforderung an ein gutes Myographien betrifft, dass 



i 



^ Klünder und 'S. qyx&q^, Arbeiten aus dem Kieler physiologischen Institut 1868, 

 Kiel 1869. S. 107—130. 



^ Cyon, Methodik der physiologischen Experimente. Giessen und St. Petersburg 

 1876. S. 438—439. 



^ Chauveau, Comptes rendus de V Academie des Sciences. 1878. t. LXXXVII. 

 p. 95—99. 



