126 ROBEET TlGERSTEDT: 



WO dieser Kunstgriff ursprünglich nicht angewendet war, sind jetzt grössten- 

 theils in dieser Hinsicht verändert. Wie der Contact bei den verschiedenen 

 Myographien construirt ist, kann hier nicht näher erörtert werden. 



Bei jeder myographischen Untersuchung ist die Art wie der Muskel 

 seine Zuckung auf der Schreibfläche zeichnet von der grössten Bedeutung. 

 In dieser Hinsicht müssen wir folgende Anforderung in möglichst vollständiger 

 Weise erfüllen: es muss während der ganzen Zeit der Zuckung und in 

 jedem Augenblicke die Spannung des Muskels mit der Last des Hebels im 

 Gleichgewicht sein. Wenn diese Bedingung erfüllt werden soll, ist es vor 

 Allem nothwendig, dass der Hebel eine sehr kleine Masse besitzt. Denn 

 im entgegengesetzten Falle, wenn die Masse des Hebels gross ist, so wird 

 der Hebel schon bei dem ersten Moment der Zuckung in die Höhe ge- 

 schleudert und während eines grossen Theils der Zeit, während welcher ge- 

 zeichnet wird, schwebt er gewiss ganz frei, ohne auch nur im Mindesten 

 den Muskel zu spannen. Der Schreibhebel von Helmholtz, welcher lange 

 Zeit bei den meisten Myographien benutzt wurde, litt unter diesem Uebel- 

 stand. Zwar hatten Volk mann und Boeck (a. a. 0.) andere Schreib- 

 apparate benutzt, bei welchen das Schleudern wahrscheinüch nicht so stark 

 war; sie fanden aber keine ISTachahmung, weil sie die Zuckungen nicht in 

 vergrössertem Maasstabe wiedergaben und es, besonders bei zeitmessenden 

 Versuchen, von grossem Nutzen ist, eine mehr weniger starke Vergrösserung 

 der Zuckung zu erhalten. Zuerst hat Marey, unter Beibehaltung des 

 Principes der vergrösserten Zuckung, Schreibhebel construirt, bei welchen das 

 Schleudern zum grössten Theile vermieden war. Er benutzte ausserordent- 

 lich leichte Hebel, welche entweder mit verhältnissmässig grossen um die 

 Axe des Hebels angebrachten Gewichten belastet wurden, oder auch mittels 

 einer Feder die nothwendige Spannung erhielten. ^ „Wenn auch theoretisch 

 das Schleudern eines Myographionhebels nie ganz zu vermeiden ist, so ist- 

 es doch bei dieser Construction ohne Zweifel auf ein praktisch ausser Acht 

 zu lassendes Minimum herabgedrückt." ^ Auch Donders benutzte, um das 

 Schleudern zu verhindern, Federspannung statt eines Gewichtes.^ Seitdem 

 Donders und Fick die Principien von Marey adoptirt hatten,* ist die 

 Anwendung eines Hebels von mehr oder weniger grosser Masse immer 

 mehr vermieden worden, und man sucht jetzt den Hebel so leicht wie mög- 

 lich zu machen, etwa aus zwei auf einander geleimten, schmalen und sehr 



^ Marey, Journal de l'anatomie et de la fliysiologie. 1866. p. 224—242; — 

 Derselbe, Du 'tnouvement dans les fonctions de la vie. Paris 1868. p. 191 — 193. 



2 Fick, Pßüger's Archiv u. s. w. 1871. Bd. IV. S. 301—304. 



^ S. Place, Onderzoehingen gedaan in liet 'physiologisch Laboratorium der 

 UtrecMsche Soogeschool. Tweede Eeeks. 1868. I. p, 83 f. 



* Pick. a. a. O. 



