130 Robert Tigeestedt: 



Die nach den jetzt beschriebenen Methoden von den früheren Be- 

 obachtern gewonnenen Ergebnisse werde ich, beim Studium wie die Latenz- 

 dauer der Muskelzuckung von verschiedenen Yariabeln abhängig ist, in Zu- 

 sammenhang mit meinen eigenen Eesultaten eingehend darstellen. 



■J 



Zweites Kapitel. 

 Die Yersiiclismethode. 



Dass das Aufzeichnen der Muskelcurve auf einer bewegten Fläche 

 für sich allein nicht genügt um die Latenzdauer einigermaasseu sicher 

 zu bestimmen, geht aus dem ersten Kapitel deutlich hervor, und ich 

 war also genöthigt, in einer anderen Weise meine Versuche vorzunehmen. Es 

 schien mir der Mühe werth, zu prüfen, ob nicht nach dem Princip von 

 Troitzky, Lautenbach und Langendorff brauchbare Resultate durch 

 die graphische Methode erhalten werden könnten , denn die graphische 

 Methode ist jedenfalls nothwendig um den Zuckungsverlauf zu studireu, 

 auch wenn dieselbe nicht für die Bestimmung der Latenzdauer brauchbar 

 wäre. Wollte ich die Latenzzeiten nach der Pouillet'schen Methode be- 

 stimmen, so war ich also jedenfalls gezwungen gewesen, die Zuckung an einer 

 bewegten Fläche aufzuschreiben; es war aber nicht undenkbar, dass die 

 genannte Zeitbestimmung an derselben bewegten Fläche mit genügender 

 Exactheit geschrieben werden konnte. Ich war so glücklich, im Laboratorium 

 des Hrn. Professor Ludwig einen ausgezeichneten Registrirapparat zu 

 finden; mit demselben und einem von Hrn. Pfeil in Berlin construirten 

 elektrischen Signal erhielt ich Ergebnisse, welche an Genauigkeit keines- 

 weges hinter denjenigen stehen, welche mit der elektrischen Zeitmessungs- 

 methode erhalten werden können. 



Das Princip meiner Methode ist ganz einfach folgendes: Der Reiz wird 

 ausgelöst durch einen unverrückbar am Registrirapparate befestigten Con- 

 tactunterbrecher; der Muskel schreibt seine Zuckung an der Trommel 

 mittels eines nach den Grundsätzen Marey's undFick's construirten Hebels; 

 dieser Hebel ist aber mit einer Contacteinrichtung verseheu, durch welche 

 ein Strom zum elektrischen Signal geöffnet wird, genau in demselben Augen- 

 blicke, wo die Zuckung beginnt. Dieses Princip wurde in folgender Weise 

 durchgeführt. 



L Der Contacthebel. Der Hebel, den ich bei meinen meisten 

 Versuchen benutzte, bestand aus einen Strohhalm von 120"™ Länge (incl. 



