134 RoBEET Tigeestedt: 



Draht durchzubrennen, benutzen. Ich habe immer 1 Grove angewendet. 

 Wegen der Prüfung des Signals, siehe den folgenden Abschnitt. 



III. Der ßegistrirapparat. Wie oben gesagt, benutzte ich bei 

 diesen Versuchen einen nach den Angaben des Hrn. Prof. Ludwig von 

 Hrn. Baltzar und Schmidt gebauten sehr einfachen Registrirapparat. 

 Eine Trommel von 130""^ Höhe und 500''^™ Umfang wird durch ein 

 Uhrwerk bewegt. Das Uhrwerk wird durch ein schweres Gewicht getrieben; 

 grosse Windflügel sowie die bedeutende Masse der Registrirtrommel sichern 

 die Constanz der Bewegung. Zu dem Apparate gehören zwei einander 

 genau ähnliche Trommeln, welche ich mit dem Buchstaben J und B be- 

 zeichnen will; diese Trommeln machten 100 Umdrehungen in folgenden 

 Zeiten (bevor die Zählung der Umdrehungen begann, hatte die Trommel 

 immer 12 Umdrehungen gemacht, damit die Geschwindigkeit constant 

 werden sollte; dieselbe Vorsichtsmaassregel habe ich immer bei meinen 

 Bestimmungen beobachtet). 





Tromme 



1 A 





.00 Umdrehungen in 





1 mm 



= 50000 ram 



See. 





in See. 



1 



78.4 





0.001568 



2 



79-4 





0-001588 



3 



79-0 





0-001580 



4 



79-2 





0-001584 



5 



79.4 





0-001588 



6 



79-0 





0-001580 



7 



79-0 





0-001580 



8 



79-0 





0-001580 



Mittel 7905 





0-001581 



r Pehler 





±0.000006' 



Wahrscheinl. Fehler der einz. Beobachtung + - 000004' 

 Wahrscheinl. Fehler des Mittels . . . ±0.000002' 

 1 ™'^^ entspricht also bei Trommel A einer Zeit von 



0-001581" +0.000004" 



Tromme 



1 B. 





100 Umdrehungen in 





1 mm 



(= 50000 mm) See. 





in See. 



1 79-0 





0-001580 



2 80-2 





0-001604 



3 79-8 





0-001596 



