Über die Latenzdauee der Müskelzucküng, 135 



100 Umdrebiingei 



i iu 



1 mm 



(= 50000 mm) 



See, 



in See. 



4 



79-0 



0.001580 



5 



79-6 



0.001592 



6 



79-8 



0.001596 



7 



80.2 



0-001604 



8 



79-6 



0.001592 



9 



80.0 



0-001600 



10 



80.2 



0-001604 



Mittel 

 hier . . . 



79.74 



0.001595 

 . +0.000009' 



^yallrsclleiul. Fehler der einz. Beobachtung + . 000006" 

 Wahrscheiul. Fehler des Mittels . . . ±0-000002" 



1 111111 entspricht also bei Trommel B einer Zeit von 



0.001595 ± 0-000006" 



Bei den Zeitbestimmungen, die ich gemacht habe, ist es vollständig 

 genügend, das Ergebniss mit 4 Decimalstellen anzugeben; ich werde also 

 bei der Berechnung meiner Yersuche die folgende Relation zwischen Länge 

 und Zeit annehmen: 



imm ^ 0-0016". 



Meine Werthe für die Latenzdauer bewegen sich im Allgemeinen zwischen 

 2 und 10™™; auch bei 10™™ beträgt der wahrscheinliche Fehler der ein- 

 zelneu Beobachtung nur 0-00004'' bez. 0-00006"; die Bewegung der 

 Trommel kann also für meinen sowie im Allgemeinen für die meisten 

 physiologischen Zwecke als vollständig constant aufgefasst werden. 



Ich will hier noch ausdrücklich bemerken, dass bei den Yersuchen 

 über die Rotationsgeschwindigkeit der Trommel die beiden Hebel, welche 

 ich bei meinen Versuchen benutzte, an der Trommel schrieben, und dass 

 also die Friction hier dieselbe wie in den Muskelversuchen war. 



Die Trommel konnte längs ihrer Axe mittels einer Schraube in ver- 

 ticaler Richtung bewegt werden. Ohne Schwierigkeit konnte ich daran 

 Raum für 20 und noch mehrere Versuche finden: die Grösse der Trommel 

 genügt also für die meisten derartigen Zeitbestimmungen. 



An der Axe der Trommel befindet sich eine kleine runde Scheibe, 

 welche ein Metallstiftchen trägt; dies Stiftchen dient als Contactunterbrecher. 

 Der Contact selbst ist hergestellt durch eine PJatinspitze, welche mittels 

 einer schwachen Feder leise gegen eine .Platinplatte gedrückt wird. Diese 

 einfachste Contacteinrichtung ist an einem Ebonitstück befestigt; dies Stück 



