140 RoBEET Tigeestedt: 



IV. Der Stromwätiler und die Versuchsanordnung. Es war 

 nothwendig nicht nur die Richtung des reizenden Stromes, sondern auch 

 seine Art ohne Schwierigkeit variiren zu können, und also durch einen 

 einfachen Handgriff inducirte und constante Ströme mit einander wechseln 

 lassen zu können. Die ziemlich complicirte Anordnung, wodurch ich in sehr 

 bequemer Weise dies erzielt habe, ist folgende (siehe Taf. VI, Fig. 4). 



Der zeitmessende Strom geht von der Batterie B^ durch den Contact- 

 hebel C zum elektrischen Signal S. Der Quecksilberschlüssel Qj dient dazu, 

 den Signalstrom kurz vor der Auslösung des Reizes zu schliessen [y^. 

 oben S. 136). 



Der am Registrirapparate befestigte Reizcontact R steht durch die 

 beiden Drähte XX mit den mittleren Schrauben einer kreuzlosen Pohl'- 

 schen Wippe W^ in Verbindung. Je nach der Stellung der Arme der 

 Wippe dient der Reizcontact zur Auslösung eines Reizes oder zur Unter- 

 brechung des Signalstromes. Das letztere ist der Fall bei der Aufzeichnung 

 des Augenblickes, wann die Reizung stattgefunden hat. 



Zur Abwechslung der Reizart dienen die beiden Stromwähler L und 

 M. L besteht aus 6 und M aus 8 mit einander durch Kupferbügel zu 

 verbindenden Quecksilbergefässen. In L stehen die Gefässe 1 und 4, 3 und 5 

 durch Kupferdrähte unter einander in steter Verbindung. Die Stromart 

 kann durch verschiedene Combinationen der Quecksilbergefässe variirt werden. 

 Ist die Wippe W^ so gestellt, dass ihre Arme in die Gefässe a und b 

 tauchen, so bildet der Reizcontact eine directe Schliessung der Batterie 

 i?2, wenn im Stromwähler L die Gefässe 3 und 4 mit einander leitend 

 vereinigt, und die Verbindungen 1 — 2, 5 — 6 aufgehoben sind. Der Reiz- 

 contact bildet aber eine Nebenschliessung der Batterie, wenn in dem- 

 selben Stromwähler L die Gefässe 1 und 2, 5 und 6 vereinigt, 3 und 4 

 aber von einander isolirt sind. Durch diese einfache Umstellung der Ver- 

 bindungen des Stromwählers L kann also ohne weiteres derselbe Contact 

 als directe und als Nebenschliessung verwendet werden. 



Der Stromwähler M dient dazu, um nach Belieben constante oder in- 

 ducirte Ströme zu wechseln. I und II bedeuten die primäre, bez. die 

 secundäre Rolle des Inductoriums, W^ eine Pohl' sehe Wippe, Q^ einen 

 Schlüssel, Z den Muskel. Werden in M die Gefässe 1 und 2, 5 und 6 

 vereinigt, so geht ein constanter Strom durch den Muskel; werden dagegen 

 2 und 3, 4 und 5, 7 und 8 vereinigt, so wird ein inducirter Strom durch 

 denselben geleitet. 



Diese Versuchsanordnung gestattet also, mit der grössten Bequemlich- 

 keit alle möghchen elektrischen Reize in beliebiger Weise mit einander 

 wechseln zu können. 



