28 B. Küktschinsky: 



nach denen das Kästchen sehr genau unter einem beliebigen Winkel fest- 

 gestellt werden konnte. Dieser Trog wurde bis 4 '"'" hoch mit ^/^ procent. 

 Kochsalzlösung gefüllt. 



Um den Gebrauch von Zinksulfatlösung zu vermeiden, da dieselbe 

 sogar bei Isolation durch poröse Scheidewände, wie in den Versuchen von 

 Leicher, in die Kochsalzlösung diffundiren und auf den Muskel un- 

 günstig wirken könnte, gebrauchte ich als unpolarisirbare Elektroden die von 

 d'ArsonvaP vor kurzer Zeit vorgeschlagenen silbernen, mit Chlorsilber 

 bedeckten Elektroden. Zwei dünne viereckige Plättchen aus chemisch 

 reinem Silber, 25 '^"^ lang und 5 "^"^ breit, wurden von einer Seite mit einer 

 dünneu Schicht geschmolzenen Chlorsilbers bedeckt; die hintereu Seiten der 

 Plättchen wurden mit Asphaltfirniss bestrichen; auf den oberen Kändern 

 waren Klemmen für Drähte, welche zur Stromquelle führten, vorhanden. 

 Die so vorgerichteten Plättchen wurden von innen an die zwei gegenüber- 

 stehenden Wände des mit der physiologischen Lösung gefüllten Troges 

 befestigt und dienten als Elektroden. Durch vorläufige Versuche habe ich 

 mich überzeugt, dass solche Elektroden in einer ^/^ procent. Kochsalzlösung 

 keine grössere, eher sogar geringere Polarisation geben als die gewöhnlichen 

 Zinkelektroden in der Zinksulfatlösung. 



Eür Versuche mit dem Inductionsstrom erwies sich die Stromdichte 

 bei solcher Grösse des Troges zu klein und ich war gezwungen, einen viel 

 kleineren gläsernen Trog auf dieselbe Weise herzurichten; derselbe war 

 10"™ lang und breit und wurde nur bis 2 — 2-5 '^"^ hoch mit Kochsalzlösung 

 gefüllt. Am Anfange bediente ich mich der silbernen Elektroden auch für 

 den Inductionsstrom, benutzte aber auch die aus Zink mit den Scheide- 

 wänden ausGyps, wie inLeicher's Versuchen, oder aus schwach gebranntem 

 Thon; aber da es sich hier um sehr kurz dauernde Ströme handelte, ge- 

 brauchte ich nachher einfach verquickte Zinkelektroden, welche in die 

 physiologische Lösung ohne poröse Scheidewände eingetaucht wurden. Die 

 Resultate der Versuche hingen nicht im Geringsten von den Eigenschaften 

 der Elektroden ab, und darum benutzte ich später nur die zuletzt erwähnten 

 Elektroden. 



Zur Schliessung und Oeffnung des constanten Stromes gebrauchte ich. 

 Anfangs den in den Kreis eingeschalteten Quecksilberschlüssel; in den nach- 

 folgenden Versuchen bediente ich mich des du Bois-Reymond'schen 

 Eedermyographions, um über gleich lange Schliessungszeiten zu verfügen. 

 Der Rahmen des Mjographions schloss bei seiner Bewegung zwei metallische 

 Contacte nach einander: der eine Contact wurde in den Kreis als eine 



* A. d'Arsonval, Nouveaux appareils destines aux recherches d'Electro-physio- 

 lugie. Archices de phjjsiologie normale et palhologique. 1889. 5. Serie, t. I, p. 423. 



