32 B. Kurtschinskt: 



eine solche Bewegung durch die obere Sperrklinke verhindert wird; wenn 

 aber die obere Sperrfeder durch eine Wendung des Griffes /' von der Be- 

 rührung mit dem Kreise c befreit wird, dann bildet die Achse d zusammen 

 mit dem Spiegelchen und dem unteren Kreise b, vermittelst der unteren 

 Sperrklinke mit dem Kreise a ein Ganzes und wird sich, wie in der einen, 

 so auch in der anderen Richtung drehen. 



Durch eine Nuth am Umfang des Kreises a wird ein Faden gezogen, 

 dessen eines Ende mit dem Muskel, das andere mit einem frei hängenden 

 Gewicht oder einem irgendwie befestigten Kautschuk faden verbunden ist. 

 Es ist klar, dass wir uns dieses Apparates auf zweierlei Weise bedienen 

 können. Auf die eine Weise, wenn die obere Sperrklinke den Kreis c be- 

 rührt, wird bei jeder Muskelzuckung der Kreis ihr folgen und bei ihrer 

 Rückkehr mittelst der unteren Sperrfeder den Kreis b und das Spiegelchen e 

 zurückziehen. Bei der Rückkehr des Muskels zu seinem früheren Ruhe- 

 zustande wird der Kreis auch seine frühere Lage erreichen, das Spiegelchen 

 aber wird nicht zurückkehren, sondern auf dem Maximum, welches es 

 während der grössten Muskelverkürzung erreichte, stehen bleiben. Auf die 

 andere Weise, wenn die obere Sperrfeder den Kreis c nicht berührt, wird 

 der Muskel bei allen seinen Bewegungen, d. h. wie bei den Zuckungen (Ver- 

 kürzungen), so auch bei den Erschlaffungen, das Spiegelchen mitziehen, 

 weil dasselbe nicht mehr mittelst der oberen Sperrfeder, weder bei der Hin- 

 noch bei der Herbewegung gehemmt wird. 



Der ganze Apparat steht auf einem hölzernen Untergestelle A, welches 

 mittelst einer Schraubenklemme in einer für den Versuch zweckmässigen 

 Lage befestigt sein kann. Die sonst noch zu bemerkenden Theile sind 

 folgende: Die zwei Schrauben UH, welche zur Eixirung des Apparates auf 

 dem Untergestelle in solcher Lage, die für ihn mittelst der Stellschrauben 

 DDD gewählt wird, dienen. Zwei Klemmen G mit kleinen Kreisen o 

 dienen dazu, um dem Faden, welcher zum Muskel von dem Kreise a geht, 

 gelegentlich eine verticale Richtung zu geben. Die Beobachtung der 

 Abweichungswinkel des Spiegels kann man nach der Methode von Poggen- 

 dorff mittelst eines Fernrohres mit einer Scale, oder nach der Methode 

 von du Bois-Reymond^ anstellen, indem man das Spiegelbild auf eine 

 mehr oder weniger entfernte Scale projicirt. Es ist auch begreiflich, dass 

 dieser Apparat eine Darstellung der Myogramme auf photographischem 

 Papier gestattet. 



Dieser Apparat, für welchen am besten der Name Spiegelmyometer 

 passt, giebt bei einem Radius des Kreises a von 20*"™, und einer Ent- 

 fernung des Femrohres von einem Meter, eine 100 fache Vergrösserung; 



^ GexammeUe Ahhandlunyen. Bd. I. S. \?>\. 



