ZUE, FßAGE DER QUEREN MUSKELERREGBARKEIT. 33 



indem man die Scale entfernt, kann man die Angaben des Myometers nach 

 Belieben vergrössern, ohne irgend welche neue Hindernisse einzuführen, 

 wie es bei allen Zeichenapparaten unvermeidlich ist. Bei meinen Versuchen 

 bediente ich mich eines Fernrohres, wobei die Millimeterscale sich in 1 bis 

 1.15"^ Abstand von dem Spiegel befand. Es wäre richtiger, sich einer 

 Scale zu bedienen, die nach dem Kreise von demselben Radius 1 — 1-15™ 

 gebogen wäre, aber in den Grenzen meiner Versuche übertraf der Ab- 

 weichungswinkel des Spiegelchens nicht einmal SO*', war aber meist viel 

 kleiner, wobei der Unterschied zwischen dem Bogen und seiner Tangente 

 nicht in Betracht kommt. Ausser der ungeheueren Radiusvergrösserung 

 des Bogens, wird die Empfindlichkeit des Spiegel myometers hauptsächhch 

 durch den Ausschluss aller überflüssigen Widerstände gewährleistet. Man 

 kann allerdings die Nuthreibuug der Sperrfedern nicht vermeiden, aber auch 

 diese lässt sich auf das unentbehrlichste Minimum reduciren, weil die Sperr- 

 klinken sehr schwache Federn haben, und die Kreise h und c von möglichst 

 kleinem Radius sind. Die Empfindlichkeit des Myometers erweist sich am 

 meisten bei sehr schwachen Zuckuugen, wenn dieselben noch gar nicht 

 mittelst des Zeichenapparates wahrnehmbar sind; in solchen Fällen zeigt 

 der Muskel auch wirklich wieder Zuckungen, wenn er statt des Mar ey 'sehen 

 Polygraphions mit dem Spiegelmyometer verbunden wird. Was aber die 

 Grenauigkeit der Angaben des Myometers anbetrifft, so stimmen die Zahlen- 

 grössen der damit erhaltenen möghchst gleichen Zuckungen merkwürdig 

 überein. Dieser Apparat ist besonders nützlich bei den Versuchen nach 

 der Methode der Minimalreizungen. Wenn man in solchen Fällen sich der 

 Zeichenapparate bedient, hängen die zuerst bemerkbaren Muskelzuckungen, 

 wie ich es schon erwähnt habe, in einem solchen Grade von den Wider- 

 ständen ab, dass manchmal sehr ordnungslose und schlecht stimmende 

 Zahlen erhalten werden. Wenn man alle überflüssigen Widerstände beseitigt 

 und mit blossen Augen die Zuckungen beobachtet, ist es manchmal sehr 

 schwer die allgemeine Zuckung des ganzen Muskels von den begrenzten 

 fibrillären Zuckungen zu unterscheiden, da letztere nicht selten im Muskel 

 auch ohne elektrische Reizung auftreten. In diesen Fällen gewährt das 

 Spiegelmyometer die volle Möglichkeit, die einen Zuckungen von den anderen 

 zu unterscheiden, da die fibrillären Zuckungen gar nicht auf die Lage der 

 im Fernrohr sichtbaren Scale wirken, während die geringsten Verkürzungen 

 des ganzen Muskels gleich, und mit merkwürdiger Praecision sich durch 

 Verschiebungen der Theilung bemerkbar machen, und z. B. die Entfernung 

 der beiden Kreise des Inductoriums bis zu einem halben Millimeter genau 

 festzusetzen gestatten. Es ist noch hinzuzufügen, dass das Spiegelchen ent- 

 weder während der Verkürzung des Muskels, oder indem derselbe seine 

 frühere Länge erreicht, eine Ablenkung erfährt, je nachdem der Faden, 



Archiv f. A. u. Ph. 1895. Physiol. ÄbUilg. 3 



