V. Keies: Einige Beobachtungen mit dem Capillaeelektrometee. 131 



dass die seit langer Zeit, namentlich auf Grund der theoretischen Erör- 

 terungen Mach 's in Bezug auf registrirende Apparate überhaupt zur An- 

 wendung gebrachten Anschauungen auch gegenüber den Capillarelektrometern 

 gültig sind. Diese lassen erkennen, dass bei Einhaltung gewisser Be- 

 dingungen die Zeichnungen des Registrirapparates dir e et als sehr an- 

 nähernd zuti-effende Darstellungen der einwirkenden Druck- (oder in diesem 

 Falle elektrischen) Kräfte gelten können. Ganz besonders wird dies vom 

 Capillarelektrometer gesagt werden können, dessen vollständige Aperio- 

 dicität eine Eeihe von Fehlerquellen, die z. B. bei Manometern auftreten 

 können, ganz ohne Weiteres ausschliessen. Nach den Erfahrungen, die ich 

 im Laufe der letzten Jahre gemacht habe, bin ich überzeugt, dass das 

 Capillarelektrometer zur Registrirung sehr zahlreicher Vorgänge auch direct 

 (ohne Umrechnung) verwerthet werden kann, sofern man nur durch passende 

 Gestaltung der Capillaren seine Beweglichkeit hinreichend hoch treibt. Ich 

 möchte mir erlauben, nachstehend eine Anzahl Beobachtungen dieser Art 

 mitzutheilen , deren Zusammen- 

 fassung, obgleich sie ziemlich 

 verschiedene Gegenstände be- 

 treffen, deswegen gestattet sein 

 wird, weil sie in Bezug 

 auf diese letzteren nur älteren 

 Sätzen zu einer erwünschten 

 exacteren Bestätigung dienen 

 sollen, ihr Interesse also wesent- 

 lich ein methodisches ist. 



Um mit der Besprechung rein physikalischer Verhältnisse zu be- 

 ginnen, lege ich zunächst ein Photogramm vor, welches die Einstellungen 

 des Meniscus bei plötzhcher Aenderung der einwirkenden elektromotorischen 

 Kraft zeigt, Fig. 1 a und h der Tafel I. Zur Beurtheilung dieser, wie 

 der folgenden Figuren ist zu beachten, dass die Zeichnung von links 

 nach rechts zu lesen ist und dass (entsprechend der Umkehrung des 

 Bildes durch das projicirende Objectiv) das Aufsteigen der Conturlinie eine 

 relativ abwärts gerichtete Bewegung des Meniscus, also eine Bewegung 

 gegen das Ende der Capillare hin bedeutet. Die Zeitmarken sind 

 Fünft elsecunden; a ist bei gewöhnlicher, h bei sehr grosser Trommel- 

 geschwindigkeit geschrieben. Der Wechsel der elektromotorischen Kräfte 

 geschah in allen Fällen in der aus dem nebenstehenden Schema (Text- 

 figur 1) ersichtlichen Weise. Der Kreis eines Daniell'schen Elementes 

 wurde durch einen Siemens'schen Stöpselrheostaten Rh geschlossen. 

 Zum Elektrometer wurde abgeleitet von den Stellen a und ß des Kreises, 

 zwischen welchen sich ein willkürlich zu nehmender Widerstand W^ (20 — 50 



• 9* 



Fig. 1. 



