Hans Koeppe: Quellüngsgkad der eothen Blutscheiben u. s. w. 155 



danken ausgehend, dass jede Methode neben ihren Fehlern auch ihre Vor- 

 züge hat, und dass eine genaue Kenntniss der Fehler einer Methode diese 

 in gewissem Sinne doch brauchbar machen kann, habe ich versucht fest- 

 zustellen, was die Haematokritmethode leistet und inwieweit ihre Resultate 

 verwendbar sind. 



In erster Linie galt es die technischen Mängel des Apparates zu be- 

 seitigen und seine Handhabung soweit zu vereinfachen, dass selbst bei 

 geringerer Uebung noch brauchbare Resultate gewonnen werden. In dieser 

 Hinsicht hat sich der Apparat in folgender Modification^ bewährt. 



Der Apparat besteht aus einer 7 <="» langen, lOOtheilig graduirteu 

 Pipette a, an welche ein kleiner Trichter geblasen ist, und einem Verschluss 

 aus zwei Metallplatten h und c, die durch einen federnden Bügel d be- 

 weglich verbunden, die Pipette zwischen sich einklemmen. Beide Platten 



^ 



Fig. 1. 



Fig. 2. 



Fig. 3. 



tragen Gummischeibchen, damit der Druck auf die Pipette gleichmässig 

 und elastisch wird, die Fussplatte ausserdem noch eine aus Kork, um den 

 Verschluss dicht zu machen. Zum Gebrauch wird die Pipette durch ein 

 passendes Stück Gummischlauch mit einer Pravazspritze verbunden 

 (Fig. 1). Durch leises Lüften des Spritzenstempels wird von dem aus 

 einem Stich in die Fingerkuppe quellenden Blutstropfen Blut bis zu einem 

 beliebigen Theilstrich aufgesaugt, die Spitze der Pipette vom anhaftenden 

 Blute gereinigt und sofort 2V2-pi'ocentige Kaliumbichromatlösung nach- 

 gesogen, die sich im Trichter mit dem Blute mischt. Nunmehr presst 

 die linke Hand das Fussende des Verschlusses gegen die Spitze der Pipette 

 (Fig. 2), die rechte entfernt die Spritze, mischt mit einer blanken Nadel Blut 



^ Münchener medicinische Wochenschrift. 1893. Nr. 24. 



